# data[].attributes.body
https://materialeslaboratorio.com/rugosimetro/

https://www.demaquinasyherramientas.com/herramientas-de-medicion/calibre-pie-de-rey-tipos

https://www.ingmecafenix.com/medicion/micrometro/

# data[].attributes.body
La rugosidad de una superficie se mide en micras, cuyo símbolo es µm

Tiene una precisión de ±15 % y un rango de medición de  Rz, Rt: 0,1 … 50 µm / Ra, Rq: 0,05 … 10 µm

es un dispositivo que ha sido diseñado para medir con exactitud la rugosidad de una superficie. Un equipo que tiene la capacidad de ofrecer una medición confiable de que tan rugosas son las superficies con las cuales entra en contacto.

PARTES

# data[].attributes.body
Esta herramienta carece totalmente de un palpador físico y en su lugar se utiliza la emisión de luz con longitud de onda de 800 nm, lo cual sustituye a la aguja palpadora y amplificadora tradicional. Puede ser de palpador láser capacitivo o de palpador piezoeléctrico.

# data[].attributes.body
Es un dispositivo de medición de superficies que no trabaja con sistema de amplificación, como los rugosímetros convencionales, sino que utiliza la amplificación de luz por emisión estimulante de radiación, lo cual le convierte en uno de los equipos más precisos disponibles en el mercado.

# data[].attributes.body
Se trata de un equipo compuesto por un palpador que se desplaza de forma automática por la superficie que se está analizando.

# data[].attributes.body
Ra. Rugosidad aritmética, siendo un valor medio de todas las medidas que el instrumento ha tomado, es decir, la rugosidad media.

Rz. Que es la distancia entre la altura mínima y máxima de las irregularidades que han sido percibidas por el sensor, en una longitud L.

Rt. Suma de la altura máxima desde el centro, medido sobre las diferentes irregularidades que se han conseguido en la superficie, sobre una longitud L.

Rq. Se refiere a la raíz cuadrada de la desviación promedio del perfil L que ha sido analizado, es decir, la raíz cuadrada de las irregularidades que se tienen en la muestra que ha sido analizada por el sensor.

# data[].attributes.body
El rugosímetro muestra el valor de la rugosidad media en diferentes parámetros, expresados en µm, de la siguiente forma:

# data[].attributes.body
Un rugosímetro es un instrumento de medición encargado de cuantificar la rugosidad que presenta una superficie o en su defecto una perforación. La rugosidad en el campo de la física viene a ser aquellas imperfecciones, irregularidades, desniveles o desigualdades que de una manera u otra se han formado en estos espacios. (Materiales de laboratorio, 2010)

# data[].attributes.body
Sirve para comprobar las dimensiones interiores de agujeros de las piezas durante su fabricación.

Se pueden medir pequeñas superficies interiores colocando en el interior del agujero el tope y el husillo.

El tambor móvil esta dividido en 1/50 por lo que cada división representa 0,01 mm que habrá que sumárselos a la lectura del tambor fijo.

# data[].attributes.body
Es ideal también para canales y espacios estrechos, hasta 1,2 mm (0,045").

Se suministra con base de 63,5 mm (2.1/2") o 100 mm (4").

Disponible con 3 extensiones para medir 0-75 mm (0-3") o 6 extensiones para medir 0-150 mm (0-6").

resolución de 0,01 mm o 0,001".

# data[].attributes.body
La máxima longitud de medida del micrómetro de exteriores es de 25 mm, por lo que es necesario disponer de un micrómetro para cada campo de medidas que se quieran tomar.

(0-25 mm), (25-50 mm), (50-75 mm), o de extensores para adaptar del micrómetro y poder realizar medidas mayores.

# data[].attributes.body
Consta de un manguito graduado en forma inversa al micrómetro común, ya que a medida que se introduce el tope móvil el nonio marca mayor profundidad. Tiene un apoyo en forma de T y además posee varillas calibradas que se pueden cambiar para medir mayores profundidades que la permitida por el nonio.

# data[].attributes.headline
Micrómetros para mediciones interiores. 

# data[].attributes.subject
Micrómetros para mediciones interiores. 

# data[].attributes.body
Se utilizan para medir dimensiones lineales interiores, como diámetros de agujeros, y siguen el mismo principio que el descrito para los micrómetros de exteriores o pálmer. A diferencia de éstos, carecen de arco.

# data[].attributes.body
Es un instrumento de medida basado en el tornillo micrométrico y que sirve para medir objetos con alta precisión, del orden de centésimas de milímetros (0,01 mm) y de milésimas de milímetros (0,001mm) (micra).

# data[].attributes.body
es un instrumento de medición cuyo funcionamiento está basado en el tornillo micrométrico y que sirve para medir las dimensiones de un objeto con alta precisión, del orden de centésimas de milímetros (0,01 mm) y de milésimas de milímetros (0,001 mm). (Ingeniería Mecafenixx 2018)

# data[].attributes.headline
Calibres pie de rey digitales o electrónicos

# data[].attributes.subject
Calibres pie de rey digitales o electrónicos

# data[].attributes.body
El funcionamiento de la tercera generación de calibres pie de rey, la línea más moderna y versátil hasta el momento, se basa en un microprocesador interno, alimentado por una batería de litio, que calcula la posición de las mordazas y muestra la medición directamente en una pantalla de cristal líquido (LCD).

# data[].attributes.body
Rango de medición: En la mayoría de los calibres pie de rey con reloj el rango varía de 6 a 12 pulgadas para instrumentos con medidas imperiales y de 150 a 300 mm para los de medidas métricas.

Graduación o resolución: Es la distancia mínima que puede medir, la cual corresponde al valor del menor incremento en la escala del reloj. Normalmente se indica en la cara del reloj y es de 0,001 pulgada para las versiones imperiales y de 0,01 o 0,02 mm para las versiones métricas.

Función cuadrimensional: La mayoría de los calibres con reloj puede realizar cuatro tipos diferentes de mediciones: exteriores, interiores, de profundidad y de paso.

# data[].attributes.headline
Calibres pie de rey con reloj o caratula

# data[].attributes.subject
Calibres pie de rey con reloj o caratula

# data[].attributes.body
Son calibres más exactos cuentan con un reloj que muestra las centésimas de unidades por medio de una aguja indicadora. Algunos modelos permiten incluso leer fracciones.

# data[].attributes.body
Tolerancia: El error de la mayoría de los calibres universales es (+/- 0.03 mm) (+/- 0.0015 pulgadas) por lo que la herramienta es muy útil si se busca un alto nivel de precisión en las medidas.

Rango de medición:  Tienen un rango de 8 pulgadas o 200 mm, aunque también hay disponibles con rangos más pequeños (6 pulgadas, 150 mm) y más grandes (12 pulgadas, 300 mm).

Resolución (lectura de la escala vernier): Es la distancia mínima que puede medir el calibre y en un calibre universal se indica en el extremo de la escala Vernier. La Resolución de la escala imperial es generalmente de 0.001 pulgada, mientras que la de la escala métrica es de 0.05 mm o 0.02 mm.

# data[].attributes.headline
Calibres pie de rey universales (con escala Vernier)

# data[].attributes.subject
Calibres pie de rey universales (con escala Vernier)

# data[].attributes.body
Son los calibres tradicionales que constan de dos escalas, una fija de doble entrada graduada tanto en milímetros como en pulgadas, y una escala Vernier móvil.

# data[].attributes.body
Fácil lectura de las medidas

Alta exactitud con una precisión de 0.001 mm/ 0.00004 mm pulgadas.

Se puede poner en 0 en cualquier posición del rango sin la necesidad de recalibrar.

Versatilidad y sencilla conversión de mediciones.

Larga duración de la batería.

A prueba de golpes y humedad.

# data[].attributes.body
Es un instrumento de verificación directa de doble escala, con el que se puede obtener cierto grado de exactitud dependiendo de la resolución del mismo.(De maquinas y herramientas, 2017).

# data[].attributes.body
Objetivo General

Identificar los diferentes tipos de instrumentos para determinar el desgaste de los elementos mecánicos de un Motor a Combustión Interna.

Objetivos Específicos

Identificar el correcto uso de cada instrumento para así utilizarlos de una manera adecuada.

Analizar y localizar componentes defectuosos que impiden el correcto funcionamiento del motor.

Identificar que elementos del motor a combustión interna pueden ser reparados para brindar un correcto funcionamiento a un automóvil.