# data[].attributes.headline
每次使用，需要先拍攝一張校正用光譜照片，再拍攝待測物光譜。

# data[].attributes.subject
每次使用，需要先拍攝一張校正用光譜照片，再拍攝待測物光譜。

# data[].attributes.headline
開啟待測光譜，利用剛剛的公式轉換像素為波長

# data[].attributes.subject
開啟待測光譜，利用剛剛的公式轉換像素為波長

# data[].attributes.headline
取得轉換公式，以利後續轉換待測物光譜的波長

# data[].attributes.subject
取得轉換公式，以利後續轉換待測物光譜的波長

# data[].attributes.headline
選取照片中分析範圍，其中必須包含校正光源譜線及後續欲分析的波長範圍，不確定就用全選就好

# data[].attributes.subject
選取照片中分析範圍，其中必須包含校正光源譜線及後續欲分析的波長範圍，不確定就用全選就好

# data[].attributes.headline
利用校正光源的譜線與照片像素位置的對照，產生轉換公式

# data[].attributes.subject
利用校正光源的譜線與照片像素位置的對照，產生轉換公式

# data[].attributes.headline
以下四張照片，為同一台手機跟光譜儀所拍攝，此四張照片用來校正，得到的校正公式相同嗎?

# data[].attributes.subject
以下四張照片，為同一台手機跟光譜儀所拍攝，此四張照片用來校正，得到的校正公式相同嗎?

# data[].attributes.headline
開啟相同條件下拍攝的光譜，下圖為同一次拍攝的電腦螢幕光譜

# data[].attributes.subject
開啟相同條件下拍攝的光譜，下圖為同一次拍攝的電腦螢幕光譜

# data[].attributes.headline
(6)圈選後按+放大選取區以獲得較精確數字

# data[].attributes.subject
(6)圈選後按+放大選取區以獲得較精確數字

# data[].attributes.headline
選取寬度範圍後，轉成波長與強度的圖(Ctrl+K)

# data[].attributes.subject
選取寬度範圍後，轉成波長與強度的圖(Ctrl+K)

# data[].attributes.headline
將數據複製後貼至Excel

# data[].attributes.subject
將數據複製後貼至Excel

# data[].attributes.headline
(4)選取分析範圍，Ctrl+A全選或手動選取

# data[].attributes.subject
(4)選取分析範圍，Ctrl+A全選或手動選取

# data[].attributes.headline
按右鍵->oringinal scale->顯示完整畫面->選取後放大，再到curve fitting視窗輸入第二個波峰X位址與對應波長，兩者間以空一格分開，本例中輸入2588 546，按下fit即完成

# data[].attributes.subject
按右鍵->oringinal scale->顯示完整畫面->選取後放大，再到curve fitting視窗輸入第二個波峰X位址與對應波長，兩者間以空一格分開，本例中輸入2588 546，按下fit即完成

# data[].attributes.attachment_link.title
imagej與光譜儀的測量

# data[].attributes.attachment_link.description
Share your videos with friends, family, and the world

# data[].attributes.headline
利用公式轉換X值為波長，Gray Value為光譜數值

# data[].attributes.subject
利用公式轉換X值為波長，Gray Value為光譜數值

# data[].attributes.headline
(1)拍攝校正光源光譜，或是用下圖的汞燈光譜練習校正

# data[].attributes.subject
(1)拍攝校正光源光譜，或是用下圖的汞燈光譜練習校正

# data[].attributes.headline
鏡頭對準光譜儀觀景窗放上去，放上後要避免移動

# data[].attributes.subject
鏡頭對準光譜儀觀景窗放上去，放上後要避免移動

# data[].attributes.headline
按下fit，會出現轉換方程式畫面

# data[].attributes.subject
按下fit，會出現轉換方程式畫面

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
想要產生出如下圖這樣各種光譜分析圖，或是利用CFL燈泡(省電燈泡、日光燈等)來校正一整個資料夾的光譜照片，然後也是產生像下面這樣的圖。你覺得需要多少步驟呢？

只要兩個按鍵就好了喔，連輸入光譜值找對應的X座標都不用喔。

如何完成光譜分析呢？這部影片告訴你如何按兩個鈕就完成

為什麼可以按兩個鈕就完成，連輸入波長都不用呢？因為我已經在程式中去做了那些工作。讓程式自動用hue值辨識光譜顏色、尋找波峰，再用預設的光譜值套入來進行校正。這樣的程式到底是怎麼製作呢，我也將程式說明錄了下來（其實這是避免自己將來萬一忘了）

如果是想要用imagej自己手動作這些工作，我在幾年前的文章曾經寫過，可以參考一下
用imagej作分光光度計與光譜儀的量測分析

# data[].attributes.attachment_link.title
用imagej的macro製作的無腦光譜分析程式

# data[].attributes.attachment_link.description
想要產生出如下圖這樣各種光譜分析圖，或是利用CFL燈泡(省電燈泡、日光燈等)來校正一整個資料夾的光譜照片，然後也是產生像下面這樣的圖。你覺得需要多少步驟呢？ 只要兩個按鍵就好了喔，連輸入光譜值找對應的X座標都不用喔。 如何完成光譜分析呢？這部影片告訴你如何按兩...

# data[].attributes.headline
選取波長與數值即，插入XY散佈圖

# data[].attributes.subject
選取波長與數值即，插入XY散佈圖

# data[].attributes.attachment_caption
過曝、過暗：調整曝光、狹縫、加柔光片

# data[].attributes.headline
校正波長所在像素位置，以螢光燈管而言，可以用435.8與546兩個波長

# data[].attributes.subject
校正波長所在像素位置，以螢光燈管而言，可以用435.8與546兩個波長

# data[].attributes.headline
0.個人使用經驗說明1.取得im

# data[].attributes.body
0.個人使用經驗說明
1.取得imagej
2.光譜儀基本介紹與操作
3.拍攝光譜儀照片
4.光譜儀校正
5.利用校正公式分析待測光譜

# data[].attributes.body
只要手機鏡頭有移動，就需要重新拍攝校正光源，並依此狀態拍攝待測光源

# data[].attributes.headline
將log檔中轉換方程式資訊複製貼至Excel

# data[].attributes.subject
將log檔中轉換方程式資訊複製貼至Excel

# data[].attributes.headline
阿簡老師部落格-吸收光譜分析

# data[].attributes.subject
阿簡老師部落格-吸收光譜分析

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
幾個月前，江老師在科學maker社團裡，說他設計了光譜儀，能搭配手機顯微鏡使用，還能有分光光度計的功能，這麼好用的東西，趕緊贊助取得一組。

模組分兩個，一個是光譜儀，另一個是可以放比色管的分光光度計模組，另外還有反光鏡。

為了減少外界光源的影響，我剪了一塊黑布蓋住手機和光譜儀。

如果是要測量溶液的吸收光譜，那麼要使用連續光譜的光源，像是白熾燈泡（鎢絲燈）

因為光譜儀和手機可以很穩固的擺放，所以很輕易就能拍出光譜

我也用手捏爆橘子，弄了不同濃度的橘子汁來拍攝光譜，再利用imagej量測計算吸光值和穿透率。（最左邊的才是比色管，右邊五個都只是裝橘子汁的小容器）

由上至下，分別是0%、20％、40％、60％、80%與100%的橘子汁光譜

用imagej計算數值之後，再用試算表呈現圖表

也利用A=-logT的公式計算吸光值（absorbance）

至於怎麼利用imagej來分析這些光譜，以下影片前四部說明的就是用imagej校正光源、獲取數據的方式，至於最後一個那個名字比較長的那個，就是說明吸光值和透光率的計算。

用imagej進行光譜校正01-curve fitter https://youtu.be/OrsxpVGoNTs
用imagej進行光譜校正02-利用試算表繪製圖形(更改座標) https://youtu.be/ACrOm8T4MYc
用imagej進行光譜校正03 存檔 https://youtu.be/Nsb6CLIkWnY
用imagej進行光譜校正04 組圖 https://youtu.be/KFew1n1T_lQ
用光譜儀+分光光度計+imagej測量橘子汁的吸光值與透光率 https://youtu.be/AI8PKEuTv8w

吸光值和透光率的計算說明如下
========================
拍攝不同濃度溶液的光譜、校正用光譜

將image做成stack
框選範圍，複製另一個stack
利用省電燈泡的光譜來校正影像的X座標
用Analyze/Tool/Curve fitting計算出x座標的校正公式

以20%為例，計算T＝透射光強度/入射光強度
Process/Image calcuator...
濃度20% divide 濃度00（空白）
32-bit float

計算A=-logT
Process/Math/log
Process/Math/multiply -1
或是用
Process/Math/Macro
v=-log(v)

Analyze/Plot Profile取得數值，複製到試算表去處理

# data[].attributes.attachment_link.title
用imagej作分光光度計與光譜儀的量測分析

# data[].attributes.attachment_link.description
幾個月前，江老師在科學maker社團裡，說他設計了光譜儀，能搭配手機顯微鏡使用，還能有分光光度計的功能，這麼好用的東西，趕緊贊助取得一組。 模組分兩個，一個是光譜儀，另一個是可以放比色管的分光光度計模組，另外還有反光鏡。 為了減少外界光源的影響，我剪了一塊黑布蓋住...

# data[].attributes.headline
依需求調整格式與增加資料點

# data[].attributes.subject
依需求調整格式與增加資料點

# data[].attributes.attachment_caption
歪斜、漏光：遮光與相機水平

# data[].attributes.body
https://www.facebook.com/groups/690298274443573/permalink/1468413143298745/

# data[].attributes.body
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Spectra-Philips_32T8_natural_sunshine_fluorescent_light.svg

# data[].attributes.attachment_link.description
home | docs | download | plugins | resources | list | links

# data[].attributes.headline
拍下兩張光譜圖後上傳，第一張拍攝校正光源，例如下圖為日光燈汞線光譜，具有汞的譜線可供校正。第二張可隨意針對任何光源或是有顏色物體拍攝

# data[].attributes.subject
拍下兩張光譜圖後上傳，第一張拍攝校正光源，例如下圖為日光燈汞線光譜，具有汞的譜線可供校正。第二張可隨意針對任何光源或是有顏色物體拍攝

# data[].attributes.attachment_caption
科展好工具-手機顯微鏡製作研習

# data[].attributes.attachment_link.title
科展好工具-手機顯微鏡製作研習 | 楊于葳

# data[].attributes.attachment_link.description
112學年度國教輔導自然輔導小組 團員專業成長工作坊 科展好工具 - 手機顯微鏡製作研習 2023 年 8 月 23 日（三）9:00 am - 4:00 pm 朴子國中4F理化實驗室 (進大門後直走到後棟左轉到底上4F) 本文索引 〇、活動規劃 一、認...

# data[].attributes.headline
第二張不知道拍甚麼，可以用這個三原色圖來拍

# data[].attributes.subject
第二張不知道拍甚麼，可以用這個三原色圖來拍

# data[].attributes.body
https://imagej.nih.gov/ij/plugins/webcam-capture/index.html

# data[].attributes.attachment_link.description
A short manual is available at
dx.doi.org/10.6084/m9.figshare.3397732.v1

# data[].attributes.body
https://www.facebook.com/groups/720651754612879/?ref=share&mibextid=NSMWBT

# data[].attributes.body
https://ywyang236.blogspot.com/p/maker.html

# data[].attributes.headline
取得科學Maker儀器的方式

# data[].attributes.subject
取得科學Maker儀器的方式

# data[].attributes.body
https://ywyang236.blogspot.com/2021/07/maker_23.html

# data[].attributes.headline
不同寬度狹縫的影響為何？

# data[].attributes.subject
不同寬度狹縫的影響為何？