# data[].attributes.body
Et instruments måleomfang er differansen mellom verdiene for øvre og nedre målegrense

F.eks. viss en måleomformer skal kalibreres for et måleområde på 0-100 grader, fordi nedre målegrense for inngangsverdiene er 0 grader og øvre målegrense er 100 grader.

# data[].attributes.body
Utgangen fra måleomformeren kalles et målesignal. Elektriske og pneumatiske utgangssignaler er standardiserte:

Elektriske signaler: 4-20mA og 0-20mA

Pneumatiske signaler: 0,2-1 bar og 3-15 psi

# data[].attributes.headline
Inn- og utgangsmåleomfang for å kalibrere et instrument

# data[].attributes.subject
Inn- og utgangsmåleomfang for å kalibrere et instrument

# data[].attributes.body
Når instrumentet er riktig kalibrert, kan sammenhengen mellom inngang og utgang vises med en tilnærmet rett linje

# data[].attributes.body
Utgangsverdi= signalomfang/måleomfang*målt verdi+nullpunkt

# data[].attributes.body
En måleomformers kalibreringskarakteristikk bestemmes ved å påtrykke forskjellige kjente måleverdier i måleområdet og avlese tilhørende utgangsverdier (signaler). Dette er kalibrering.

# data[].attributes.body
I et eksempel i boken så var måleomfanget til måleomformeren i temperaturprosessen 100 grader. Anta at temperaturen i prosessen er 50 grader, men måleomformerens utgang viser 52 grader. Måleomformeren viser altså 2 grader avvik fra den sanne verdien. Ved denne infoen kan vi si at måleomformeren har en nøyaktighet på 2 grader ved 50 grader.

# data[].attributes.body
Med forsterkning mener vi hvor mye utgangsverdien forandrer seg når inngangsverdien forandres.

Forsterkning=måleomfanget for utgangssignalet/måleomfanget for inngangssignalet

# data[].attributes.body
PDF- versjon av padlet  |
|
V