# data[].attributes.body
El principio de funcionamientos de estos dispositivos se basa en que un cuerpo emite radiación electromagnética con una intensidad que depende de su temperatura. La intensidad también varía con la longitud de onda de acuerdo al gráfico de emitancia espectral de un cuerpo negro.

# data[].attributes.body
La determinacion de la temperaturade un sistema se realiza mediante la medición de una propiedad cuantificable en función deésta. Por ejemplo, el volumen de un gas ideal a presión constante varía proporcionalmentecon la temperatura (Ley de Charles).

# data[].attributes.body
Muchos tipos de aviones lo utilizan para medir la temperatura del aceite, el aire del carburador, el aire ambiente, etc.
Consta de:
- una sonda,
- un receptor-indicador

# data[].attributes.body
El principio de medida de las sondas de resistencia se basa en la variación de la resistencia, cuyo valor varía en función de la siguiente temperatura:
-   R = Ro (1 + α t) ,
-   Ro es el valor en ohmios de la resistencia a cero grados Celsius,
-   α es el coeficiente térmico de la sonda,
-   t es la temperatura en grados Celsius.
Las sondas más utilizadas son las PT 100. Consisten en un alambre de níquel/manganeso o platino enrollado alrededor de un núcleo de cerámica o vidrio. Este tipo de elementos tienen de 1 a 5 mm de diámetro y de 10 a 50 mm de longitud. El núcleo de cerámica o vidrio puede hacer que el elemento sea frágil y susceptible a vibraciones, por lo que normalmente están protegidos en una funda para un uso conveniente.
Miden temperaturas entre -50°C y +200°C con una precisión de alrededor del 1 al 2%.
Diagrama de una sonda PT 100

# data[].attributes.body
Para medir el valor de la resistencia de la sonda, el receptor se compone de dos bobinas dispuestas generalmente a 90°.
Este dispositivo logométrico es un galvanómetro especial, es decir un galvanómetro de doble marco que mide la relación de las dos corrientes que cruzan las dos bobinas.
Según el fabricante, el logómetro puede tener:
- marcos fijos e imanes móviles,
- marcos fijos e imanes móviles.
las corrientes

Un imán colocado entre las dos bobinas gira sobre su eje según el ángulo

Para medir el valor de la resistencia de la sonda, también se puede conectar a un puente de Wheatstone .

# data[].attributes.body
El funcionamiento de estos termómetros se basa en los muy diferentes coeficientes de dilatación de dos metales. La tira bimetálica se compone de dos hojas de metal colocadas una al lado de la otra. Un álabe puede ser de Invar, metal de bajo coeficiente de dilatación, y el otro puede ser de aluminio o cobre, metal de alto coeficiente de dilatación. Si la temperatura aumenta, el aluminio o el cobre se expande y la longitud aumenta, más que la del Invar y la tira bimetálica se curva.

# data[].attributes.body
Una espiral consta de dos aspas de diferentes metales unidas entre sí. Un extremo está fijo y el otro está conectado a una aguja que se mueve en un dial. El cambio de temperatura hace que la espiral se contraiga o se desenrolle, lo que hace que la aguja se mueva dependiendo de la temperatura.

# data[].attributes.body
Los termopares, también llamados pares termoeléctricos, se utilizan para medir la temperatura en un amplio rango (desde unos pocos grados hasta más de 1000 °C).

# data[].attributes.body
Si dos metales de diferente naturaleza hierro/constantano o cromo/alumel se sueldan por uno de sus extremos y se eleva la temperatura de este extremo, aparece una fem en los restantes extremos libres de los dos conductores. La lectura se realiza por medio de un milivoltímetro conectado por una segunda unión entre los dos conductores.

# data[].attributes.body
1.Temperatura de la foto de la sonda
2.Circuito de un termopar. El instrumento se ve desde atrás.

# data[].attributes.body
Alegsa, L. (2014, November 18). Instrumentos Del Motor Del Avi�n (en aeron�utica). Definiciones-de.com. https://www.definiciones-de.com/Definicion/de/instrumentos_del_motor_del_avion.php

Alvarado, C. (2016). PRINCIPIOS Y TÉCNICAS DE LA MEDICIÓN DE TEMPERATURA. https://www.academia.edu/29389998/PRINCIPIOS_Y_T%C3%89CNICAS_DE_LA_MEDICI%C3%93N_DE_TEMPERATURA

Instrumentos del motor de aviación cap. 2 - ASOC. PASIÓN POR VOLAR. (2018, February 10). ASOC. PASIÓN POR VOLAR. https://www.pasionporvolar.com/instrumentos-del-motor-de-aviacion-cap-2/

Israel, J. R. B. (n.d.). Instrumentos de medición de temperatura - Temperature measuring instr…. Slideshare.net. Retrieved August 3, 2022, from https://es.slideshare.net/RomeoOsherAbensurJPaul/temperature-measuring-instruments

Vueloifr, P. P. (n.d.). EL VUELO POR INSTRUMENTOS. Blogspot.com. Retrieved August 3, 2022, from http://elvueloporinstrumentos.blogspot.com/2015/06/instrumentos-de-motor-de-un-avion.html