# data[].attributes.attachment_link.title
Lo que debes considerar al medir con un sonómetro

# data[].attributes.attachment_link.title
Lo que debes considerar al medir con un sonómetro

# data[].attributes.headline
Sonómetro - Video explicativo DUOC UC 2019

# data[].attributes.subject
Sonómetro - Video explicativo DUOC UC 2019

# data[].attributes.body
Se deben descartar mediciones con ruidos ocasionales

# data[].attributes.body
Se debe registrar el NPSeq, NPSmín y NPSmáx.

# data[].attributes.body
3 mediciones de minuto para cada punto de medición

# data[].attributes.body
Deben realizarse en condiciones habituales del lugar

# data[].attributes.body
La ubicación debe ser en 3 puntos:
- Separación 0,5 entre cada punto
- 1,2 - 1,5 metros sobre el nivel del suelo
- 1,0 metros o más de las paredes
- 1,5 metros de las ventanas, vanos o puertas.

# data[].attributes.body
La ubicación debe ser en 1 punto:
- 1,2 - 1,5 metros sobre el nivel del suelo
- 3,5 metros o más de las paredes

# data[].attributes.body
Los niveles de ruidos medidos prevalecen por sobre los proyectados.

# data[].attributes.body
Sólo si la condición anterior no fuere posible, se podrán realizar predicciones de los niveles de ruido mediante el procedimiento técnico descrito en la norma técnica ISO 9613.

# data[].attributes.body
- Filtro de ponderación de frecuencias A
- Respuesta lenta del sonómetro
- Expresado en dB(A)

# data[].attributes.body
https://drive.google.com/drive/folders/1nDXykYjKMdFGQc3-Mdo8F8r4J5-pC7Va

# data[].attributes.body
Certificados vigentes

# data[].attributes.body
Calibrador acústico

Bajo la norma IEC 60942:2003 "Electroacústica - Calibradores acústicos".

# data[].attributes.body
Sonómetro Integrador - promediador (Clase 1 o 2)

Bajo la norma IEC 61672/1:2002 "Sonómetros".

# data[].attributes.body
Caso medición nula, medir con un menor ruido de fondo.
Pero si se cumple el NPS Corregido de articulo 18 punto B y C, queda en norma.

# data[].attributes.body
El valor obtenido de la emisión de la fuente se corregirá:

# data[].attributes.body
Caso de mediciones internas

# data[].attributes.body
El resulta del paso anterior se aproxima, para obtener un número entero

# data[].attributes.body
Corresponde a la división o sectorización de un espacio, en donde dependiendo del tipo de infraestructura, actividades y equipamiento se establecerá por parte de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, a qué sector o zona pertenece (I, II, III o IV)

# data[].attributes.body
Aquella zona definida en el instrumento de Planificación Territorial respectivo y ubicada dentro del límite urbano, que permite sólo usos de suelo de Actividades Productivas y/o de Infraestructura.

# data[].attributes.body
Medir el NPSeq en forma continua, hasta que se estabilice la lectura (cada 5 minutos). Se estabiliza la lectura, cuando la resta entre dos registros consecutivos sea menor o igual a 2 dB(A). El nivel a considerar será el último de los niveles registrados. La medición no puede superar los 30 minutos.

# data[].attributes.body
Medir el ruido de fondo en las mismas condiciones.

# data[].attributes.body
Aquella zona definida en el Instrumento de Planificación Territorial respectivo y ubicada dentro del límite urbano, que permite además de los usos de suelo de la Zona II, Actividades Productivas y/o de Infraestructura.

# data[].attributes.body
Aquella zona definida en el Instrumento de Planificación Territorial respectivo y ubicada dentro del límite urbano, que permite además de los usos de suelo de la Zona I, Equipamiento de cualquier escala.

# data[].attributes.body
Aquella zona definida en el Instrumento de Planificación Territorial respectivo y ubicada dentro del límite urbano, que permite exclusivamente uso de suelo Residencial o bien este uso de suelo y alguno de los siguientes usos de suelo: Espacio Público y/o Área Verde.

# data[].attributes.headline
Correción del Procedimiento de medición del ruido de fondo

# data[].attributes.subject
Correción del Procedimiento de medición del ruido de fondo

# data[].attributes.body
Caso de mediciones internas

# data[].attributes.body
El resulta del paso anterior se aproxima, para obtener un número entero

# data[].attributes.body
En cada medición se obtiene el mayor valor entre el NPSeq y el NPSmáx y restarle 5 dB(A), y se calculará el promedio de los valores obtenidos.

# data[].attributes.headline
Valores máximos permitidos en zonas I, II, III y IV

# data[].attributes.subject
Valores máximos permitidos en zonas I, II, III y IV