# data[].attributes.body
Standard-Aräometer

Skaleneinteilung 0,001 g/cm3

Bezugstemperatur 20 °C

Ohne Thermometer

ca. 160 oder 300 mm lang

Der Aufbau sowie die Justierung des Aräometers werden in der Vorschriften der DIN 12790 geregelt.

# data[].attributes.body
Wie bereits erwähnt, ist es wichtig, dass die Temperierung der zuuntersuchenden Flüssigkeit zum Aräometer passen muss, denn nur so ist der ermittelte Wert auch korrekt. Optimal ist dabei die Verwendung eines Aräometers mit eingebautem Thermometer.

Schritt 1: Die zu untersuchende Flüssigkeit wird in einen Zylinder (sog. Aräometerzylinder) gefüllt, dabei sind Höhe und Durchmesser entsprechend des verwendeten Aräometers zu wählen.

Schritt 2: Das Aräometer wird sehr langsam in die jeweilige Flüssigkeit eingetaucht. Dies gelingt am Besten mit einer leichten Drehbewegung, um das Aräometer zu stabilisieren.

# data[].attributes.body
Das Aräometer muss beim Ablesen frei bzw. bewegungslos schweben und die Temperatur muss der Bezugstemperatur des Aräometers entsprechen.

# data[].attributes.body
Es handelt sich dabei meist um einen luftgefüllten Glashohlkörper. Dessen unteres Ende wird durch eine bestimmte Menge Sand, Quecksilber oder Bleischrot beschwert.

Auf dem zylindrischen Hals des Hohlkörpers ist eine eingemessene (DIN genormte) Skala angebracht.

# data[].attributes.body
Ein Körper taucht so weit in eine bestimmte Flüssigkeit ein, bis die Gewichtskraft der verdrängten Flüssigkeit der Gewichtskraft des eingetauchten Körpers entspricht (-> statischer Auftrieb).

Daraus lässt sich Folgendes ableiten: Je kleiner die Dichte der Flüssigkeit, desto weiter taucht ein Körper gleichen Gewichts in diese  Flüssigkeit ein. Die Dichte kann dann von der Skala des „Skalenaräometer“ abgelesen werden.

# data[].attributes.body
Das Aräometer war bereits in der Antike bekannt und beruht auf einer Entdeckung des Archimedes. 1670 wurde es von Roberval (wieder-)erfunden.

# data[].attributes.headline
Aräometer (Spindel, Senkspindel, Senkwaage, Hydrometer) 

# data[].attributes.subject
Aräometer (Spindel, Senkspindel, Senkwaage, Hydrometer) 

# data[].attributes.body
Dabei stellt die Temperatur eine großen Einflussfaktor zur Bestimmung der Dichte dar. Biegeschwinger- Dichtemessgerät ermöglichen deswegen eine Messung bei geregelter Temperatur.

# data[].attributes.body
Biegeschwinger sind durch ihre praktische und einfache Handhabung und das geringe Probevolumen ein praktisches Dichtemessgerät. Die Genauigkeit und Anwendungsmöglichkeiten sind aber begrenzt. So können Emulsionen, Suspensionen, ausgasende und instabile Flüssigkeiten nicht richtig gemessen werden.

# data[].attributes.body
Die Beziehung zwischen dem Volumen, Schwingfrequenz und schwingende Masse wird durch ρ = A · f -2 + B ausgedrückt

# data[].attributes.body
Eine U-förmige und hauchfeine Kapillare wird mit Flüssigkeit gefüllt und piezoelektrisch oder magnetisch in Schwingung versetzt. Diese Eigenfrequenz kann genau gemessen und in die Dichte der Flüssigkeit umgerechnet werden.

# data[].attributes.body
Diesen Zusammenhang, der Abhängigkeit der Schwingfrequenz von der Masse eines Körpers, macht sich die Dichtemessung nach dem Biegeschingerprinzip zu nutze.

# data[].attributes.body
Betrachtet man eine Stimmgabel, die mittels eines mechanischen Schlags einen Ton erzeugen kann, sieht man, dass dieser durch eine Folge von Schwingungen entsteht. Dabei ist die Masse dieser Stimmgabel ausschlaggebend für die Frequenz der Schwingungen und damit der Tonhöhe.

# data[].attributes.body
Messgeräte zur Erfassung der Dichte von Flüssigkeiten