# data[].attributes.body
CASTRO Junior N, FIGUEREIDO M. S, RUSSO I. C, MOMENSOHN T. M. APARELHO DE AMPLIFICAÇÃO SONORA INDIVIDUAL. Revista Brasileira de Otorrinolaringologia. Disponivel em: < http://oldfiles.bjorl.org/conteudo/acervo/print_acervo.asp?id=2276 >. Acesso em 12 agosto de 2021

Lybarger, S.F., Lybarger, E.H. A historical overview. In: Metz, M.J. Sandlin’s textbook of hearing aid amplification – technical and
clinical considerations. San Diego: Plural Publishing, 2014. Cap. 1. p. 134.

TEIXEIRA, A. R.; GARCEZ, V. R. Aparelho de Amplificação Sonora Individual: componentes e caracteristicas eletroacustica. In: Boechat et al. Tratado de audiologia, 2ª ed. Rio de Janeiro: Gunabara Koogan, 2015. p. 395-402.

TeleSom Aparelhos Auditivos. Disponivel em: <http://telesom.com.br/aparelhos-auditivos/>. Acesso em 12 agosto 2021

# data[].attributes.body
É discreto, mas levemente maior que o modelo anterior

possui todos os recursos tradicionais encontrados em equipamentos maiores, como o  microfone, amplificador, bateria e receptores, porém em uma estrutura muito mais compacta.

Alguns aparelhos também possuem controle de volume na própria caixa, mas, em outros casos, isso é feito de forma remota, por meio de aplicativos.

Existem modelos com recursos extras, como possibilidade conexão sem fio com televisores, celulares e equipamentos de som.

Atende as necessidades auditivas de pessoas com perda leve, moderada ou severa.

# data[].attributes.body
Nos retroauriculares (posicionamento do corpo do aparelho atrás do pavilhão auricular) a transmissão do som que sai do receptor para o conduto auditivo externo é feito por meio do molde, que também tem a função de fixar o aparelho de amplificação na orelha externa e modificar algumas características acústicas do som amplificado a partir de modificações estruturais que podem ser determinadas pelo audiologista (Lybarger, S.F., Lybarger, E.H 2014)

# data[].attributes.body
Apesar de possuir um design para a inserção no interior do canal do ouvido, se estende levemente para a região externa.

É pequeno e muito discreto.

Utiliza pilhas com menor tempo de vida útil, sendo recomendado para perdas auditivas levemente severas.

Quase invisível

Fácil uso ao telefone

Menor vida útil da pilha

Necessita maior cuidado com limpeza e cera

Possibilidade de botão de programação e controle remoto

# data[].attributes.body
É o menor modelo desse grupo e, geralmente, constituído por uma peça única que se aloja inteiramente dentro do canal auditivo.

Tem um design que permite o encaixe perfeito no ouvido, tornando-o extremamente discreto ou praticamente invisível.

Recomendado para perdas auditivas leves a severas, é facilmente utilizado com o telefone e possui funções de programação e controle remoto.

Requer maior frequência de troca da pilha e mais cuidado com a limpeza da cera que se acumula na sua superfície, a fim de se evitar a redução no funcionamento.

# data[].attributes.body
Dispositivo que se encaixa dentro do canal auditivo. É feito sob medida para o usuário e indicado para pessoas com perdas auditivas que variam entre o grau leve e o severo.
Existem diferentes tipos de aparelhos auditivos intra-aurais, como mostramos a seguir.

# data[].attributes.body
O amplificador processa o sinal elétrico da mesma forma que o amplificador analógico, mas existe uma fonte digital que controla este sistema a partir de dados armazenados na memória do AASI, ou seja, a via pela qual o som é ajustado é digital. Um circuito controla as características de processamento do sinal, permitindo a inclusão de controles e maior flexibilidade no sistema.

# data[].attributes.body
O microfone transforma a onda sonora em sinal eletrônico, que é amplificado.
Nesse caso, os amplificadores podem ser do tipo A (usados para perdas auditivas leves a moderadas, com baixo custo e distorção, mas com elevado consumo de energia), B (perdas auditivas severas a profundas, push pull, menor consumo de energia), D (amplificador no mesmo bloco do receptor, também usado em AASI digitais) ou H (semelhante ao amplificador classe A, mas com menor consumo de energia).

# data[].attributes.headline
Retroauricular Com Receptor no Canal (RIC)

# data[].attributes.subject
Retroauricular Com Receptor no Canal (RIC)

# data[].attributes.body
- Indicado para perda leves a severas
- Vantagem na versatilidade (possibilidade de de alternar entre os receptores mais apropriados para a PA)
- Não precisa de Molde
- Adaptação aberta
- Programado por computador
- Melhor qualidade disponível no mercado (som mais próximo ao tímpano)
- Discreto

# data[].attributes.body
Para o devido funcionamento do AASI é necessário o uso de baterias. Ademais, quanto maior a necessidade de amplificação e ganho, maior é o consumo de pilha. Além disso,  a ativação de algoritmos também determina aumento de consumo.
Vale ressaltar, que o tamanho da pilha varia para cada aparelho.

# data[].attributes.body
- Indicado para perda auditiva leve
- Adaptação aberta
- Bom para paciente com PAIR (casos leves)
- Não precisa de moldes
- Maior qualidade sonora
- Pequeno e discreto
- Desenvolvido para reduzir o "efeito de oclusão" (ECO)

# data[].attributes.body
- Indicado para perdas leves ate severas
- Molde sob medida
- Mais discreto
- Comumente usados em crianças
- Boa durabilidade

# data[].attributes.body
O receptor de via aérea realiza a transformação do sinal elétrico em onda sonora. A onda sonora que sai do receptor está modificada em suas características, possibilitando que o som que vai no meato acústico externo seja transmitido em intensidade suficiente para que o indivíduo com perda auditiva possa percebê-lo, sendo responsável pela potência do AASI.

# data[].attributes.body
- Indicado para perdas leves a profunda

- AASI maior com duas partes (caixa e molde auricular)

- Componentes dentro de caixa usada atrás da orelha e molde auricular usado dentro do canal auditivo

- Pouco visível dependendo da cor da caixa e do molde
- Molde sob medida
- Alta potência sonora, melhor resistência e fácil manuseio
- Pilha maior, porém mais durável

# data[].attributes.headline
Modelos De Aparelhos De Amplificação Sonora Individual (AASI)

# data[].attributes.subject
Modelos De Aparelhos De Amplificação Sonora Individual (AASI)

# data[].attributes.body
A função do amplificador é aumentar o estímulo captado e transformado pelos microfones.

# data[].attributes.body
Responsável pela transformação da onda sonora em energia elétrica.  Fica situado no corpo do aparelho captando as ondas sonoras e modificando-as em impulsos elétricos. Isto é feito através de seus componentes básicos que são: o diafragma, a bobina e um núcleo que pode ser constituído de diferentes materiais. Sua captação sonora pode ser omnidirecionais ou direcionais. Além disso, dispositivos mais tecnológicos podem ter como sinais de entrada os eletromagnéticos vindos de um telefone, e, também,  sistemas de frequência modulada ou de sistemas de conectividade sem fio.

# data[].attributes.body
É caracterizado como um dispositivo eletrônico destinado a captar, transformar, amplificar e conduzir os sons que em tese não seriam audíveis para pacientes com perdas auditivas. Dessa forma, é um instrumento que transmite mais efetivamente, o estímulo sonoro para o ouvido do indivíduo.

# data[].attributes.headline
Aparelho de Amplificação Sonora Individual

# data[].attributes.subject
Aparelho de Amplificação Sonora Individual