# data[].attributes.body
La alarma de presión debe estar 10-20 cm H2O por encima de la presión inspiratoria máxima. La de volumen un 25% inferior y superior al volumen espirado del paciente.

# data[].attributes.body
El flujo inspiratorio puede definirse como la rapidez con que el ventilador suministra el volumen circulante. En ventilación asistida-controlada, la selección del flujo vendrá determinada por la cuantía del esfuerzo inspiratorio del paciente, que como mínimo debe igualar o incluso superar.

# data[].attributes.body
El volumen corriente (Vt) puede programarse entre 6 y 8 ml/kg (peso ideal) al inicio del soporte ventilatorio, siendo menor mientras mayor compromiso del parénquima pulmonar tenga el paciente.

# data[].attributes.body
La modalidad de Presión de Soporte (PSV) es una forma de ventilación asistida, en la que el paciente dispara el ventilador respiración a respiración. El operador decide qué nivel de presión se debe suministrar, la cual será mantenida durante todo el ciclo inspiratorio espontáneo del paciente.

# data[].attributes.body
La titulación del PEEP ha sido la búsqueda del cáliz sagrado en terapia ventilatoria. Existen múltiples formas de titularlos: el mínimo nivel que permite una FiO2 <0.6, mejor distensibilidad o menor espacio muerto, la estrategia de pulmón abierto, evaluación clínica de la reclutabilidad, complejos análisis de mecánica pulmonar con titulación descendente del PEEP, o simples tablas de FiO2-PEEP