# data[].attributes.body
Den před vyšetřením - bezezbytkovou, nenadýmavou, kašovitou stravu (např. libové maso, mléčné výrobky), s vynecháním ovoce, zeleniny, luštěnin, čerstvého pečiva

8 hodin ráno – 1 tbl projímadla Bysacodyl

14 hodin – 1 tbl projímadla Bysacodyl

Večer – Zavést glycerinový čípek do konečníku a vyprázdnit se

V den vyšetření – pokračovat v bezezbytkové stravě

1 hodinu před vyšetřením vyprázdnit močový měchýř

3 hodiny před vyšetřením již nic nejíst – pít a užívat léky je možné normálně

3 hodiny před vyšetřením zavést glycerinový čípek do konečníku a vyprázdnit se

# data[].attributes.body
Nový způsob plánování C páteře - SAG roviny:

- sklopení podle zakřivení páteře

- důvod je, že pohybové artefakty nepůjdou přes míchu

# data[].attributes.body
Vyšetření s indikací - Pankreas screening, studie HEPACAS

Pouze NATIVNĚ

pacient nemá žádné potíže, pouze genetická zátěž

Nezaměnit s vyšetřením z důvodu suspektní patologie!

# data[].attributes.body
⚠️ Pokud nejde spustit vyšetření s tím, že se stále zobrazuje Spectrometer initializing, podívejte se do technické místnosti, zda ve skříni s PC (první vysoká bílá vpravo) je puštěný horní PC. Resp. musí u něj blikat kontrolky, viz obrázek. Pokud ne, nebo při přetrvávající chybě, pusťte PC ručně zezadu skříně.

Pozor, zezadu žádná kontrolka není, nepoznáte tedy, že se PC pustil.

Kompletní restart někdy nepomůže a musí se spustit ručně.

# data[].attributes.body
Ředit Primovist 10 ml + 10 ml fyziol. roztok

# data[].attributes.headline
Výpočet eGFR - Glomerulární filtrační rychlosti a maximálního množství JKL

# data[].attributes.subject
Výpočet eGFR - Glomerulární filtrační rychlosti a maximálního množství JKL

# data[].attributes.attachment_link.title
ABIONIC Pokyny k MRI se sluchovým implantátem HiRes Ultra - AB reference guide for radiologists

# data[].attributes.headline
Opakované "bezdůvodné" vypínání v průběhu skenování - vada gradientní cívky

# data[].attributes.subject
Opakované "bezdůvodné" vypínání v průběhu skenování - vada gradientní cívky

# data[].attributes.body
Vadné části gradientní cívky mohou být zdrojem tepla a způsobit kouř či zahoření

# data[].attributes.body
Zapojení do čtverce a invertované zapojení - pokud při klasickém zapojení není signál

# data[].attributes.body
Nalačno 4 hodiny - tekutiny ano

Kontrast - Gadovist - dle váhy 1ml/10kg, průtok 0,7 ml/s

Fyz. r. - 20ml - 0,7 ml/s

Aplikace před T2W_SS_TSE_TRA

# data[].attributes.body
Muži 50-69 let (včetně)

Ptát se při objednávání MR prostaty, zda je v režimu screening.

Indikace z urologie - musí být vyznačené i na žádance - diagnóza Z12.5

Termín - Víkend

Označený v MediOrganizeru

MR Protokol - nativně - Screening

Buscopan podávat i.v.

V IKIS nevykazovat kód, pouze zpracovat - potvrdit, že není zadán kód.

Vykáže až primář podle nálezu

Příprava stejná jako na klasické MR prostaty

Případné doplňující vyšetření s KL objednat opět do víkendu.

Ani doplňující vyšetření se nevykazuje - vykáže opět primář podle nálezu.

# data[].attributes.body
Indikace:

Meta,tumor- protokol mozek s KL

Zánět, lymfom - protokol mozek s KL bez sekvence PRESTO

Vaskulitis - po k.l. použít navíc Brain view BB vzít z angio mozku

Meningeom - protokol mozek s KL

vyjmout sekvence PRESTO,

KL SWI

KL 3DFLAIR

Hydrocefalus - pripojit PPU

Hlavove nervy s kl - neurinom akustiku

neurofibromatoza

neuralgie trigeminu

neurovaskularni konflikt + AG

Vždy po k.l. udělat T1W 3D TFE

# data[].attributes.body
Aktuálně používat protokol " PRSA ULTRAFAST 01"

U dynamiky se udělá nativ , pak se to zastaví a spustí se KL +scan

# data[].attributes.body
U některých vyšetření, zejména u páteří, jsou k dispozici protokoly s redukcí pohybových artefaktů - sekvence typu MF T2W... - MF zde znamená Motion free.

Ty však použijeme až v případě pohybových artefaktů u klasických sekvencí a nespolupracujícího pacienta - nikdy ne předem.

# data[].attributes.body
Při vyšetření LS páteře s podáním KL se použije obecný protokol LS páteř s KL

Pooperační vyšetření - vymazání diffusí a postKL koronární roviny (T1W DIXON COR)

Susp. TU nebo META - vymazání poslední T2W COR sekvence

# data[].attributes.body
Kontraindikace a přípravy

# data[].attributes.headline
Pokyny a přípravy k MR vyšetření - Obecně

# data[].attributes.subject
Pokyny a přípravy k MR vyšetření - Obecně

# data[].attributes.attachment_link.title
SPP RDG 51 MR vyšetření - pokyny a přípravy

# data[].attributes.body
Vždy zjišťujte a vypisujte:

Odesílající lékař

Poznámku u nestandardního požadavku

Informaci o případném podání KL, pokud standardně není

Telefonní číslo

MediOrganizer - odkaz

# data[].attributes.headline
Postup pro MR s kardiologickými implantáty

# data[].attributes.subject
Postup pro MR s kardiologickými implantáty

# data[].attributes.attachment_link.title
SPP RDG 80 Postup pro vyšetření MR s kardiologickým implantátem

# data[].attributes.body
Pokud dáte termín na vyšetření dospělého s anestezií, domluvte bezprostředně poté dospání na interně - 5121

# data[].attributes.headline
Postup před a po vyšetření v celkové anestezii

# data[].attributes.subject
Postup před a po vyšetření v celkové anestezii

# data[].attributes.body
Nutné domluvit při objednání dospělých na daný termín dospání na INT - 5121

# data[].attributes.attachment_link.title
Nahrát SPP RDG 69 Postup pro vyšetření MR s krátkodobou celkovou anestezií - Příloha č.1

# data[].attributes.headline
Metodický list pro MR s kovovými implantáty

# data[].attributes.subject
Metodický list pro MR s kovovými implantáty

# data[].attributes.body
Objednat pacienta již 30 min. před vyšetřením.

Před vyšetřením - zpracovat pacienta a poté:

Vybrat u pacienta z nabídky Výkaznictví - Tisk osobního účtu pacienta

Pak aplikovat filtr pro pojišťovnu 500 - Tisk

Poslat na pokladnu zaplatit - provádět až zaplacené vyšetření

# data[].attributes.headline
MR s kardiostimulátorem - Protokol z vyšetření + kontakty

# data[].attributes.subject
MR s kardiostimulátorem - Protokol z vyšetření + kontakty

# data[].attributes.body
Pacient poskytne údaje z identifikační karty implantátu.

My kontaktujeme zdravotnickou firmu od

přislušného kardiostimulatoru a domluvíme termín, který poté sdělíme pacientovi.

Protokol k vyšetření vytiskneme a vyplníme před vyšetřením

Kontakty :

Medtronic

Holec Martin, 774668731, martin.holec@medtronic.com

Bauman 725 808 572

Boston Scientific

Ing. Stehlíková Michaela 771 527 778

Ing. Pazen Andrej 771 286 076

Centrála 235 362 911

Biotronik

1. Ing. Zdeňek Nastoupil 602 682 173, 267 313 962

2. Ing. Martin Novotný 724 760 691, 267 913 962

St.Jude Medical

Ing. Trégler 602 531 988

Typ "ENDURITY CORE PM 2152" je kompatibilní - St. Jude - "chlopně 602218 559

Cardion

547 241 313, 602 531 988

# data[].attributes.headline
Metodická doporučení pro MR vyšetřování osob s kardiologickými implantáty - plné znění

# data[].attributes.subject
Metodická doporučení pro MR vyšetřování osob s kardiologickými implantáty - plné znění

# data[].attributes.body
MR sekce Radiologické společnosti ČLS JEP

Duben 2022

# data[].attributes.attachment_link.title
Metodicka doporuceni pro MR vysetreni osob s kardiostimulatorem_v05

# data[].attributes.body
Přístroj Medtronic RLA 637134S

Pouze detektor srdeční činnosti

Není nutný technik

Předem pacient navštíví kardiocentrum, aby si exportovali data z monitoru - hrozí jejich smazání

# data[].attributes.body
Léčiva: Midazolam + Sufentanil

Aplikace: Podat 2mg Midazolamu a maximálně! 2 ml Sufentanilu - TITROVANĚ = pomalu přidávat a sledovat účinek.

Sedativní účinek nastává za cca 2-3 minuty.

Poté možno dále dle potřeby přidávat Midazolam až do celkové dávky 5mg.

Po aplikaci neustále sledovat životní funkce pacienta

Pacient: Po analgosedaci mouhou mít výpadek krátkodobé paměti a ovlivnění kognitivních funkcí = 1-2 hodiny sledovat. Odcházet v doprovodu dospělé osoby. Daný den neřídit auto, pracovat se stroji a ve výškách a neprovádět důležitá rozhodnutí.

# data[].attributes.body
Bayer

Ing. Padrta - 725 727 492

# data[].attributes.body
vždy T1 a T2 mapping