# data[].attributes.body
Instrumento metálico útil para la planificación de tratamientos, pronósticos y diagnósticos; nos permite reproducir los movimientos de la ATM y mandibulares.

# data[].attributes.body
Tipos:

1)Semiajustable

2)Ajustable.

3)Totalmente ajustable.

# data[].attributes.body
Permite reproducir movimientos puros y combinados mandibulares y de ATM, tiene facilidad de manejo.

Ajustes que posee:

•Inclinación codílea.

•Movimiento de traslación lateral.

•Distancia intercondílea.

# data[].attributes.body
•Nos permite transferir de nuestro paciente al articulador.

Partes:

•Olivas.

•Conjunto de transferencia.

•Horquilla

# data[].attributes.headline
Para el montaje en articulador vamos a necesitar los siguientes elementos:

# data[].attributes.subject
Para el montaje en articulador vamos a necesitar los siguientes elementos:

# data[].attributes.body
•Un articulador semi-ajustable

•Modelos del paciente

•Yeso

•Taza de goma y espátula

•Registros: arco facial, ceras de relación céntrica(azul) y ceras de máx. intercuspidación (rosa).

# data[].attributes.body
•En un primer paso se prepara la horquilla colocándole 3 puntos de godiva, para darle estabilidad al modelo superior en el momento del montaje.

Podemos hacerlo de dos maneras distintas:

1)directamente en la boca

2)utilizando los modelos de yeso del paciente

# data[].attributes.body
•Utilizamos ceras azules y rosas

•tomamos el registro de máxima intercuspidación.

•Calentamos la cera rosa y la recortamos marcándola sobre el modelo superior del paciente.

•lista la cera la llevamos a boca y le pedimos al paciente que muerda hasta perforarla.

# data[].attributes.body
•Importante ante las fracturas y ausencia de piezas.

•Satisface objetivos terapéuticos.

•Nos permitirá visualizar el tratamiento final esperado.

Ayuda a mejorar el tratamiento del paciente

# data[].attributes.body
•Permite determinar efecto estético final de una restauración.

•Proporciona una idea de los resultados finales del tratamiento.

•Permite visualizar al profesional y al paciente el resultado final de su tratamiento.

•Nos brinda mayor garantía de éxito en el tratamiento.

# data[].attributes.body
•Modelo Superior:

•El articulador debe ser programado para recibir el modelo superior.

•Colocamos la pieza de transferencia en el articulador y ubicamos el modelo superior, sobre la horquilla.

Debajo de la horquilla colocaremos un dispositivo que impida que ésta bascule por el peso del modelo más el del yeso de montaje

# data[].attributes.body
Montaje del modelo inferior:

• La preparación del articulador para el modelo inferior incluye el aumento de la dimensión vertical del pin incisal en 2mm.

•Para montar este modelo utilizaremos ceras azules.

• Es muy posible que durante la toma del registro la cera haya fluido de más, impidiendo el correcto asentamiento del modelo.