# data[].attributes.body
Colocarse el uniforme

Conectar el compressor y cerrar su válvula de drenaje

conectar el interruptor general del sillon dental

Comprobar el estado de las magueras de conexión y sistema de aspiración

revisar el filtro del sistema de aspiración

Verificar el correcto funcionamiento de la jeringa del triple función, del sillón dental y de la lampara operatoria

poner en funcionamiento la turbina, el micromotor durante 30 segundos para eliminar el lubricante

Cubrir las superficies del equipo bucodental como el cabezal o cono de rayos X que se pueda contaminar

Preparar una bolsa de plástico resistente y un contenedor especifico para objetos cortante o punzante

Comprobar el recipiente de desinfección y preparar la solución desinfectante si es necesario

# data[].attributes.body
Retirar todo el material utilizado con el paciente.

﻿﻿Eliminar el material de un solo uso como baberos, pañuelos, mascarilla, gorras, etc.

﻿﻿Aplicar el protocolo para el material cortante y punzante.

﻿﻿Limpiar y desinfectar el resto del material según los protocolos establecidos.

﻿﻿Desinfectar las superficies con las que haya estado en contacto el paciente.

-Unidad de control y soporte para bandejas: limpiar y desinfectar con desinfectante de nivel intermedio y un paño seco desechable.

-Lámpara operatoria: limpiar y desinfectar con desinfectante de nivel intermedio y paño seco desechable.

-﻿﻿Taburetes o las sillas de trabajo: limpiar y desinfectar.

﻿﻿Realizar una limpieza del sistema de aspiración.

﻿﻿Comprobar que no existan salpicaduras ni residuos en el suelo ni en las superficies de trabajo.

﻿﻿Lavar la escupidera con agua por barrido y desinfectarla con desinfectante de nivel intermedio secándola posteriormente.

﻿﻿Preparar la siguiente bandeja de instrumental.

# data[].attributes.body
Limpiar y desinfectar la unidad dental y las superficies, incluyendo el suelo del gabinete.

Proteger los elementos que sean más susceptibles de contaminarse.

Limpiar y desinfectar la consulta y los lavabos.

Recoger los residuos generados y depositarlos en los contenedores adecuados.

Revisar, limpiar y esterilizar el instrumental rotatorio, evitando emplear toallas desinfectantes o sumergirlo en desinfectante, puesto que lo corroen. Tampoco se deben emplear agentes químicos agresivos o abrasivos, ya que favorecen el desgaste de la moldura.

Revisar, limpiar y desinfectar exteriormente el cavitrón con desinfectante de alto nivel, extrayendo la punta para su esterilización.

Revisar, limpiar, desinfectar o esterilizar el resto de material dependiendo de sus características.

Limpiar diariamente los filtros de aspiración.

Almacenar y ordenar el material esterilizado y asegurarse de que se cuenta con el número suficiente de unidades para la jornada siguiente.

Almacenar y ordenar el material esterilizado.

Realizar semanalmente los controles biológicos de este-rilización.

# data[].attributes.attachment_link.title
Protocolo / Desinfección de Unidad Dental Previo a la Atención / Facultad de Odontología