# data[].attributes.body
Sólo si la condición anterior no fuere posible, se podrán realizar predicciones de los niveles de ruido mediante el procedimiento técnico descrito en la norma técnica ISO 9613 "Acústica - Atenuación del sonido durante la propagación en exteriores"

# data[].attributes.attachment_link.provider_name
Biblioteca del Congreso Nacional | Ley Chile

# data[].attributes.attachment_link.title
Biblioteca del Congreso Nacional | Ley Chile

# data[].attributes.attachment_link.description
Servicio proporcionado por la Biblioteca del Congreso Nacional (BCN), que contiene la información jurídico-legislativa

# data[].attributes.body
Será necesario medir bajo condiciones de menor ruido de fondo.No obstante, si los valores obtenidos están bajo los límites máximos permisibles, se considerará que la fuente cumple con la normativa, aun cuando la medición sea nula.

# data[].attributes.headline
Lo que se debe considerar al medir con sonómetro

# data[].attributes.subject
Lo que se debe considerar al medir con sonómetro

# data[].attributes.attachment_link.title
Lo que debes considerar al medir con un sonómetro

# data[].attributes.body
El nivel de presión sonora de ruido de fondo se expresará en números enteros, aproximando los decimales al número entero inferior o superior más cercano

# data[].attributes.body
Se deberá medir el NPSeq en forma continua, hasta que se estabilice la lectura, registrando el valor de NPSeq cada 5 minutos.
El nivel a considerar será el último de los niveles registrados. En ningún caso la medición deberá extenderse por más de 30 minutos.

# data[].attributes.body
Se deberá medir el nivel de presión sonora del ruido de fondo bajo las mismas condiciones de medición a través de las cuales se obtuvieron los valores para la fuente emisora de ruido.

# data[].attributes.body
La circulación a través de las redes de infraestructura de transporte, el tránsito aéreo, la actividad propia del uso de viviendas y edificaciones habitacionales,uso del espacio público, sistemas de alarma y de emergencia y voladuras y/o tronaduras

# data[].attributes.headline
La presente norma no será aplicable al ruido generado por

# data[].attributes.subject
La presente norma no será aplicable al ruido generado por

# data[].attributes.body
1) Se prepara el instrumento de medición
2) Se tiene que tener un informe de medición al hacer una medición para dejar un registro.
3) las mediciones para obtener el nivel de presión sonora corregido (NPC) se efectuarán en la propiedad donde se encuentre el receptor, en el lugar, momento y condición de mayor exposición al ruido, de modo que represente la situación más desfavorable para dicho receptor.
*En caso de ser en exteriores, se ubicará un punto de medición entre 1,2 y 1,5 metros sobre el nivel de piso y, en caso de ser posible, a 3,5 metros o más de las paredes, construcciones u otras estructuras reflectantes distintas al piso.
*En caso de ser en interiores, se ubicarán, en el lugar de medición, tres puntos de medición separados entre sí en aproximadamente 0,5 metros, entre 1,2 y 1,5 metros sobre el nivel de piso y, en caso de ser posible, a 1,0 metros o más de las paredes, y aproximadamente a 1,5 metros de las ventanas, vanos o puertas.
4) La medición debe ser hecha en condiciones habituales del lugar.
5) Se realizarán 3 mediciones de minuto para cada punto de medición, registrando en cada una el NPSeq, NPSmín y NPSmáx.
*Deberán descartarse aquellas mediciones que incluyan ruidos ocasionales.

# data[].attributes.headline
Corrección de Nps según ventanas y puertas

# data[].attributes.subject
Corrección de Nps según ventanas y puertas

# data[].attributes.body
Cuando dos o más unidades sean parte de la fuente emisora de ruido, generen emisiones sonoras en forma simultánea, los límites máximos permisibles de ruido serán aplicables a la emisión conjunta de dichas unidades, y la responsabilidad de su cumplimiento recaerá sobre la respectiva administración, conforme lo establece la Ley de Copropiedad Inmobiliaria u otras leyes especiales

# data[].attributes.body
se deberá realizar una corrección sobre los niveles obtenidos, precedente, ya sea si existen puertas, ventanas o vanos en las paredes o techumbres que puedan incidir en la propagación del ruido hacia el interior:

# data[].attributes.body
- que cumpla con las exigencias señaladas para las clases 1 ó 2, establecidas en la norma IEC 61672/1:2002 "Sonómetros" ("Sound Level Meters").
- respectivo calibrador acústico específico para cada marca y modelo.
- Las exigencias relativas a los certificados de calibración periódica, respecto a su contenido, período de vigencia, trazabilidad y otros aspectos técnicos, tanto para los sonómetros integradores-promediadores como para sus respectivos calibradores acústicos, se sujetarán a las normas técnicas que para tales efectos dicte el Ministerio de Salud.
- Se podrán realizar mediciones con otros instrumentos, siempre que cumplan con las exigencias señaladas en los artículos 11º y l2º.

# data[].attributes.body
No obstante, de presentarse dudas respecto de la zonificación asignada al área de emplazamiento del receptor en el respectivo Instrumento de Planificación Territorial, corresponderá a la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo competente, resolver y determinar la zonificación que en definitiva corresponda asignar a la referida área, según lo dispuesto en el artículo 4º de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC).

# data[].attributes.body
En caso de ser necesario, corresponderá a la Dirección de Obras de la Municipalidad respectiva, conforme a lo establecido en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, certificar la zonificación del emplazamiento del receptor mediante el Certificado de Informaciones Previas.

# data[].attributes.body
se expresará en números enteros, aproximando los decimales al número entero inferior o superior más cercano, de manera que si el decimal es menor a 5, se aproxima al entero inferior, y si el decimal es mayor o igual a 5, se aproxima al entero superior.

# data[].attributes.body
Se elige el mayor valor del NPS equivalente, con el Nivel de presión sonora máximo disminuido en 5 decibeles y se calcula el promedio de los valores obtenidos.

# data[].attributes.body
La presente norma de emisión se aplicará en todo el territorio nacional.

# data[].attributes.headline
Objetivos de protección ambiental y resultados esperados

# data[].attributes.subject
Objetivos de protección ambiental y resultados esperados

# data[].attributes.body
El objetivo de la presente norma es proteger la salud de la comunidad mediante el establecimiento de niveles máximos de emisión de ruido generados por las fuentes emisoras de ruido que esta norma regula.