# data[].attributes.body
La intensidad de la carga es proporcional a la fuerza empleada por la presión y la polaridad depende de la dirección. La tensión eléctrica generada por la carga de la superficie puede captarse y amplificarse.

# data[].attributes.body
Este principio está basado en la medición de la capacidad de un condensador que varía en función de la aproximación a la superficie activa. Para ello se utiliza una membrana con dos placas metálicas que constituyen el condensador.

# data[].attributes.body
La utilización de semiconductores como conductores en vez de metal y la deformación provoca en este caso una variación de la resistencia específica.

# data[].attributes.body
Se utiliza una membrana que se puede deformar de manera controlada en función de la presión. Esta membrana incorpora unos conductores eléctricos que se deforman, al igual que la membrana que los soporta, generando un aumento o reducción de la resistencia.

# data[].attributes.body
Son elementos vitales en las instalaciones de aire comprimido. La mayoría de ellos se pueden encontrar instalados en el interior de compresores, secadores, montados sobre las tuberías de aire comprimido.

# data[].attributes.body
Utilizan el desplazamiento de un contacto móvil a lo largo de un mecanismo resistivo para detectar la deformación causada por la aplicación de presión.

# data[].attributes.body
Consiste en utilizar una membrana y una cavidad de presión para crear un condensador variable, mediante el cual se detecta la deformación causada por la presión aplicada. La capacitancia se reduce a medida que la presión deforma la membrana.

# data[].attributes.body
Los materiales piezoeléctricos generan un carga eléctrica cuando se someten a un esfuerzo mecánico. La carga eléctrica que se genera es proporcional al esfuerzo mecánico aplicado.

# data[].attributes.body
Convierte presión en una señal eléctrica analógica. Aunque hay varios tipos de transductores de presión , uno de los más comunes es el transductor de base de calibrador de tensión.

# data[].attributes.headline
TRANSMISOR INDICADOR DE PRESIÓN DIFERENCIAL MAGNEHELIC® SERIE 605

# data[].attributes.subject
TRANSMISOR INDICADOR DE PRESIÓN DIFERENCIAL MAGNEHELIC® SERIE 605

# data[].attributes.body
La serie 605 es ideal para aplicaciones de control en la construcción de sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado

# data[].attributes.headline
Manómetro de presión diferencial Magnehelic serie 2000

# data[].attributes.subject
Manómetro de presión diferencial Magnehelic serie 2000

# data[].attributes.body
Los medidores de presión diferencial miden el flujo de líquido dentro de una tubería introduciendo una constricción que cree una caída de presión. Los sensores de presión miden la presión antes y después de la constricción

# data[].attributes.body
Un Manómetro de Presión Diferencial Magnehelic marca la diferencia de presión relativa entre dos puntos, si dichos dos puntos tienen la misma presión el manómetro se mantendrá a 0.

# data[].attributes.body
Forma un anillo casi completo, cerrado por un extremo. Al aumentar la presión en el interior del tubo, éste tiende a enderezarse y el movimiento es transmitido a la aguja indicadora, por un sector dentado y un piñón.

# data[].attributes.body
El elemento en espiral se forma arrollando el tubo Bourdon en forma de espiral alrededor de un eje común, y el helicoidal arrollando más de una espira en forma de hélice

# data[].attributes.body
Es cerrado en un extremo y está conectado a la presión del fluido en el otro extremo.  Puesto que el extremo abierto del tubo se ancla en una posición fija, los cambios de presión se traducen en un desplazamiento del extremo cerrado.

# data[].attributes.body
Sirve para indicar al piloto a qué altura sobre el nivel del mar se encuentra. Se suele medir en pies o metros.

# data[].attributes.body
Estos son manómetros modificados para que dentro de este actúe la presión del fluido que se desea medir y fuera actúe la presión atmosférica.

# data[].attributes.body
El funcionamiento es igual al manómetro de vidrio en U solo que la rama que esta abierta a la atmósfera en este caso esta cerrada.

# data[].attributes.headline
Manómetro de 2 ramas abiertas (o de vidrio en U)

# data[].attributes.subject
Manómetro de 2 ramas abiertas (o de vidrio en U)

# data[].attributes.body
Una de las ramas esta abierta a la atmósfera y la otra esta conectada al recipiente que contiene el fluido al que se le quiere medir la presión.

# data[].attributes.body
Se hace pasar el fluido por el tubo, el que hará que se vaya desenrollando. Con este movimiento del tubo, se mueve una aguja que marcara la presión del fluido.

# data[].attributes.body
Permite conocer la presión manométrica de un fluido (ya sea gas o liquido) que se encuentra encerrado en un recipiente.

# data[].attributes.attachment_caption
Da información acerca del sol, nubes y sol, cielo nublado, lluvioso, y en ocasiones tormentoso. Esto se debe a las variaciones de la presión atmosférica.

# data[].attributes.body
Este barómetro está formado por una caja metálica que tiene un vacío absoluto. El resultado es indicado por las deformaciones que sufren las paredes de la caja, aunque no goza de gran exactitud.

# data[].attributes.body
Es sostenido por un cono de marfil de dos extremos o pies, y se ubica encima de una base de piel de gamo que está fijada por un tornillo en todo el centro.

# data[].attributes.body
Al sumergirse en una cubeta con más mercurio y destaparse, este elemento deciente formando la cámara barométrica o vacío de Torricelli.

# data[].attributes.body
Los muelles Bourdon consisten en tubos curvados en arco de sección oval. A medida que se aplica presión al interior del tubo, éste tiende a enderezarse.

# data[].attributes.body
Es una herramienta que se encarga de medir la presión atmosférica. Mide o calcula el peso de la columna de aire que tienes sobre una determinada unidad de superficie.

# data[].attributes.headline
La presión se define como el cociente entre la componente perpendicular de la fuerza y ​​la superficie sobre la que actúa.

# data[].attributes.subject
La presión se define como el cociente entre la componente perpendicular de la fuerza y ​​la superficie sobre la que actúa.

# data[].attributes.headline
Instrumento que se usa para medir una cantidad física llamada presión. 

# data[].attributes.subject
Instrumento que se usa para medir una cantidad física llamada presión. 