# data[].attributes.headline
El pie de rey como instrumento de medida

# data[].attributes.subject
El pie de rey como instrumento de medida

# data[].attributes.body
¿Qué sabemos del pie de rey?

Veamos una descripción de en qué consiste, sus partes, utilidades y características principales.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
El calibre, también denominado cartabón de corredera o pie de rey , es un instrumento para medir dimensiones de objetos relativamente pequeños, desde centímetros hasta fracciones de milímetros (1/10de milímetro, 1/20 de milímetro, 1/50 de milímetro).

En la escala de las pulgadas tiene divisiones equivalentes a 1/16 de pulgada, y, en su nonio, de 1/128 de pulgadas.

Consta de una "regla" con una escuadra en un extremo, sobre la cual se desliza otra destinada a indicar la medida en una escala. Permite apreciar longitudes de 1/10, 1/20 y 1/50 de milímetro utilizando el nonio.

Mediante piezas especiales en la parte superior y en su extremo, permite medir dimensiones internas y profundidades.

Posee dos escalas: la inferior milimétrica y la superior en pulgadas.

Tipos de medidas

Mediante piezas especiales colocadas en la parte móvil, en la parte superior y en su extremo, el calibre permite realizar tres tipos de medidas:

Medidas exteriores

Medidas interiores

Profundidades

Historia

Pedro Nunes, conocido también por su nombre latino como Petrus Nonius (Alcácer do Sal, Portugal, 1492 - Coimbra, 1577), matemático, astrónomo y geógrafo portugués, del siglo XVI. Inventó en 1514 el nonio , un dispositivo de medida de longitudes que permitía, con la ayuda de un astrolabio, medir fracciones de grado de ángulos, no indicadas en la escala de los instrumentos.

Pierre Vernier (Ornans, 1580 - Ornans, 1637) matemático francés, es conocido por la invención en 1631 de la escala vernier para medir longitudes con gran precisión y basado en el de Pedro Nunes.

Dada la primera invención de Pedro Nunes (1514) y el posterior desarrollo de Pierre Vernier (1631), en la actualidad esta escala se suele denominar como nonio o vernier , siendo empleado uno u otro termino en distintos ambientes, en la rama técnica industrial suele ser más utilizado nonio.

Por lo tanto se puede atribuir el invento del calibre pie de rey tanto a Pedro Nunes como a Pierre Vernier.

Partes de un pie de rey

1. Mordazas para medidas exteriores ( Outside jaws: used to measure external length).

2. Mordazas para medidas interiores( Inside jaws: used to measure internal length).

3. Coliza para medida de profundidades ( Depth probe: used to measure depth).

4. Escala con divisiones en centímetros y milímetros ( Main scale, cm).

5. Escala con divisiones en pulgadas y fracciones de pulgada ( Main scale, inch).

6. Nonio para la lectura de las fracciones de milímetros en que esté dividido ( Nonio, cm).

7. Nonio para la lectura de las fracciones de pulgada en que esté dividido ( Nonio, inch).

8. Botón de deslizamiento y freno ( Retainer: used to block/release movable part).

Aplicación

Calibre de precisión utilizado en mecánica por lo general, que se emplea para la medición de piezas que deben ser fabricadas con la tolerancia mínima posible. Las medidas que toma pueden ser las de exteriores, interiores y de profundidad.

Lecturas:

Existen en el mercado calibres de pie de rey de tres tipos, los de lectura grabada directa, los de lectura con reloj analógico y los de lectura digital.

Tipos especiales:

Existen diversas formas de calibres pie de rey en el mercado, según sea la utilización que se le tenga que dar, las longitudes de las patas y de la regla son especiales y de grandes longitudes, (hasta 2000 mm de regla y 200 mm de patas) en la siguiente lista están los más habituales:

Algunos pie de rey especiales:

Calibre de medición Universal

Pie de rey interno

Pie de rey de profundidad

- Cuando se trata de medir diámetros de agujeros grandes que no alcanza la capacidad del pie de rey normal, se utiliza un pie de rey diferente llamado de tornero, que solo tiene las mordazas de exteriores con un mecanizado especial que permite medir también los agujeros.

- Cuando se trata de medir profundidades superiores a la capacidad del pie de rey normal existen unas varillas graduadas de diferente longitud que permite medir la profundidad que sea.

- Existen en la actualidad calibres con lectura directa digital:

Nonio

El nonio es la parte fundamental del calibre al permitirnos medir con precisión una longitud (exterior, interior o de profundidad). Sin el nonio sería una simple regla graduada.

El sistema consiste en una regla sobre la que se han grabado una serie de divisiones según el sistema de unidades empleado (milímetros), y una corredera o carro móvil con una marca o fiel o punto de referencia (identificado con un 0) que se mueve a lo largo de la regla.

Dada una escala de medida (milímetros y centímetros), podemos apreciar hasta su unidad de división más pequeña (el milímetro), siendo esta la apreciación con la que se puede dar la medición; es fácil percatarse que entre una división y la siguiente hay más medidas, que unas veces esta más próxima a la primera de ellas y otras a la siguiente.

Para poder apreciar los distintos valores entre dos divisiones consecutivas (entre un milímetro y el siguiente), se desarrolló una segunda escala que se denomina nonio o vernier, grabada sobre la corredera y cuyo punto cero es el fiel o punto de referencia, hay que tener en cuenta que el nonio o vernier es esta segunda escala, no el instrumento de medida o el tipo de medida a realizar, tanto si es una medición lineal, angular, o de otra naturaleza, y sea cual fuere la unidad de medida.

Está claro que si empleamos una regla para hacer una medida, sólo podemos apreciar hasta la división más pequeña de esta regla (un milímetro); si además disponemos de una segunda escala, llamada nonio o vernier, podemos distinguir valores más pequeños.

El nonio o escala vernier toma un fragmento de la regla, en el sistema decimal un múltiplo de diez menos uno, 9, 19..., y lo divide en un número más de divisiones 10, 20,..., en la figura tomamos 9 divisiones de la regla y la dividimos en diez partes iguales, es el caso más sencillo, de tal modo que cada una de estas divisiones sea de 0,9 unidades de la regla. Esto hace que si la división cero del nonio coincide con la división cero de la regla, la distancia entre la primera división de la regla y la primera del nonio sea de 0,1; que entre la segunda división de la regla y la segunda del nonio haya una diferencia de 0,2; y así, sucesivamente, de forma que entre la décima división de la regla y la décima del nonio haya 1,0, es decir: la décima división del nonio coincide con la novena de la regla, según se ha dicho en la forma de construcción del nonio. Esto hace que en todos los casos en los que el punto 0 del nonio coincide con una división de la regla el punto diez del nonio también lo hace.

Una escala nonio tiene cuatro características que la definen:

n : el numero de divisiones del nonio

A : la apreciación, medida más pequeña que puede representar

k : constante de extensión, que determina la longitud del nonio para una misma apreciación

L : su longitud en las mismas unidades de la regla

de estas variables solo n y son independientes y k y A dependen de las primeras del siguiente modo: L

La apreciación es:

un nonio de 19 mm de longitud y 10 divisiones tendría la misma apreciación, en el doble de longitud, lo que facilita su lectura, al estar sus divisiones más separadas.

Nonio de 20 divisiones

Las longitudes del nonio de 10 divisiones y K = 2 y 20 divisiones y k = 1 es la misma 19 mm, como puede verse, pero en este segundo caso las 20 divisiones dan una apreciación de 0,05 que en el caso anterior es de 0,1, por la diferencia en el numero de divisiones.

Para un calibre Pie de Rey es la mayor apreciación dado que divisiones más pequeñas no serian apreciables a simple vista, y seria necesaria un equipo óptico auxiliar.

Nonio de 50 divisiones

Un nonio de 50 divisiones es el de la fotografía.

La apreciación de este calibre como en los casos anteriores, corresponde a la expresión:

Esta apreciación esta grabada en la parte superior del calibre como se puede ver.

su longitud con k = 1, es:

La apreciación del instrumento, una división del nonio, equivale a 0,02, cada cinco divisiones son: 0,02 * 5 = 0,1. En el nonio o escala vernier, se puede ver que cada cinco divisiones están marcadas con un numero del 0, para indicar el fiel y comienzo de la escala, y correlativamente del 1 al 10 indicando las décimas de milímetro.

La segunda fotografía representa en detalle el nonio de la misma imagen, indicando la lectura: 3,58, con dos trazos rojos, uno indica el 3, el valor de la regla anterior al fiel, y la otra la cuarta marca después del 5 en el nonio.

Aun tratándose de una fotografía perfectamente ampliada el señalar una lectura con más precisión de 3,6 es dificultosa. Es fácil percatarse de las dificultades de este calibre para diferenciar medidas de esta precisión, y aunque si se fabrican y comercializan calibres de esta apreciación, en la practica resulta poco útil internar realizar mediciones de más apreciación de 0,05 mm en un calibre a simple vista.

Más sobre calibres o Pie de rey

De Oxford Educación

Haz clic en la imagen para acceder a la presentación, abrir con Powerpoint.

Si quieres descargar esta presentación y verla a mayor tamaño pulsa aquí.

Si quieres descargar esta presentación puedes hacerlo desde Slideshare.

Nonio en la escala sexagesimal

Hasta ahora hemos visto nonios o escala vernier, en el sistema decimal, cuando una unidad inferior es la decimal parte, esto es un dígito a la derecha del anterior. En sistemas no decimales, como por ejemplo el sexagesimal, también se emplea este sistema de medición y la escala del nonio se puede representar en la unidad inferior.

En el sistema sexagesimal, el de medida de ángulos por ejemplo, en grados, minutos y segundos, donde un grado son sesenta minutos y un minuto sesenta segundos, podemos emplear un nonio del siguiente modo.

Partiendo de una regla graduada en grados sexagesimal podemos ver que la apreciación del nonio es:

donde la apreciación vendrá dada en minutos sexagesimal.

Buscando el número n de divisiones entre los divisores de sesenta, tendremos una escala en minutos, por ejemplo para n = 6, la apreciación será de 10 minutos:

la longitud del nonio o vernier es de 5 grados.

Si hacemos k = 2, tendremos una longitud mayor, con lo que conseguimos unas divisiones mas separadas, dando más claridad a la lectura y permitiendo grabar los valores de las divisiones en algunos casos:

Esto es valido para distintos valores de n, procurando en toda caso, que el valor de la apreciación, resulte practica dando números redondos en la unidad que nos interesa, veamos otro ejemplo.

Si tomamos un valor de n = 12 y k = 1, nos dará:

Con lo que tenemos una apreciación de 5 minutos de grado, en una escala clara y perfectamente coherente con el sistema de medida empleado.

Nota : Para tener en cuenta.

Para todo tipo de elementos de medición (calibre pie de rey, micrómetros, goniómetros, etc.) es necesario contar con un registro donde aparecerá detallado sus datos (el código del mismo, la marca, la resolución, el rango de medida etc.) y los valores tomados de cada control (una planilla donde muestra cada medida realizada, las diferencias, la repetibilidad, la incertidumbre, etc.)

Los siguientes datos son de suma importancia:

Tener una identificación única : Por ejemplo, para calibre pie de rey se puede asignar un código, como ser PR (Pie de Rey) y debe contar con un número único. Con las siglas "PR008" identificamos al calibre pie de rey número 8 por ejemplo.

Atención: La identificación puede realizarse con un lápiz de tipo eléctrico, el cual graba en la superficie del calibre, NO se debe utilizar en los calibres pie de rey digitales con la pila (batería) puesta, tomar la precaución de retirarla antes de grabar.

Marca del fabricante : Es importante tener en cuenta la marca para poder realizar estudios estadísticos de cuales marcas suelen tener problemas con determinado tipo de medida. Por ejemplo según registros la marca XX suele desgastarse más la zona de interiores que la marca FF.

Adicionales : Rango de medición. Resolución .

Método de calibración manual:

*Caja de bloques patrones.

*Anillos patrones o micrómetro de exterior con resolución 0.001 (previamente calibrado)

*Mármol de referencia

*Limpiar el calibre correctamente.

*Verificar que no presente golpes.

*Cerrar las mandíbulas y verificar que no permita el pasaje de luz entre ellas.

*Limpiar los bloques para que no queden rastros de gratitud (la gratitud de las manos suele traer inconvenientes para el "pegado" de las galgas una con otras).

*Verificar que los elementos no presenten golpes o fisuras.

*Contar con los certificados actualizados de las calibraciones de las galgas, los anillos y el micrómetro (en caso de necesitarlo). Recordar que cada elemento debe estar perfectamente identificado.

Un método de calibración muy efectivo puede ser el siguiente:

- Mandíbulas de exteriores:

Definir 11 puntos en la escala total del calibre. Es fundamental que se cuente con el punto inicial y el punto final del rango (1 punto para el inicial y 1 punto para el final). Los 9 puntos restantes deberán estar equidistantes en el resto de la escala del calibre.

Armar pilas de bloques patrones para poder formar cada punto de medida y controlar con el calibre.

Registrar la medida tomada y realizar 3 repeticiones como mínimo.

Cada medida con sus repeticiones y sus promedios deberá ser registrada.

El procedimiento de aceptación será tenido en cuenta por el personal de metrología autorizado en base a las normativas utilizadas por la empresa.

- Mandíbulas de interiores:

Una vez controladas (y aceptadas) las mandíbulas de exteriores se deberá proceder a controlar las de interiores.

Ya sabiendo que las mandíbulas de exteriores han sido aprobadas, las de interiores serán controladas en 5 puntos equidistantes (en caso de no contar con el micrómetro milesimal, estaremos sujetos a controlar el calibre con los anillos de referencia que tengamos eligiendo 5 a criterio).

- Coliza de profundidad:

Una vez controladas (y aceptadas) las mandíbulas de interiores, procederemos a medir en 1 punto cualquiera del recorrido con 3 repeticiones.

Colocar sobre el mármol un bloque patrón de manera vertical donde apoyará el calibre para luego deslizar el vástago hasta tocar el mármol.

Dentro del registro de calibración se deberá tener en cuenta la incertidumbre de la medición (Todo lo referido a incertidumbre será detallado más adelante ya que es un tema de características particulares y muy complejas).

Atención: El procedimiento de calibración mencionado es sólo un ejemplo que puede ser aplicable en caso de no contar con normativas ni procedimientos de calibración.

Método de calibración mediante Software:

Información sobre el programa de calibración QMSOFT (Windows) 2000

Se utiliza el programa siguiente: MESCHI4W

Sirve para la calibración de diferentes tipos de pies de rey, medidores de profundidad según las siguientes normas

- Calibres pie de rey DIN 862
- Calibres pie de rey (serie métrica) Australian standard AS 1984 - 1977
- Calibres pie de rey British standard BS 887 : 1982
- Calibres pie de rey (serie métrica) Norme Française NF E 11-091

Imagen del Programa:

Extraído de: http://www.boch.net/qmsoftsp.htm (Consultar para más detalles).

Ventajas y desventajas de los calibres pie de rey:

Ventajas:

Desventajas:

*Inferior en rendimiento frente a un micrómetro. Esto se debe a "La máxima exactitud puede obtenerse únicamente cuando el eje del instrumento está alineado con el eje de la pieza que está siendo medida" Ernst Abbe (1890).

Fuentes:

- http://www.maestrojuandeavila.es/tecnologia/index.htm

- http://metrologia.fullblog.com.ar/topico/Elementos+de+Medici%F3n/

- " Definición"; " Componentes" ; " Historia" Extraído de: Wikipedia

- " Aplicación"; " Gestialba Tipos especiales" ; " Lectura" Extraído de

- " Modo de uso" Extraído de Starret

- " Método de calibración manual" ; " Ventajas y desventajas de los calibres pie de rey" Realizado por Autor del Blog. Referencia a curso del Instituto de Actualización Empresarial (IAEA) "Metrología Dimensional Calibración" Año 2007.

- " Método de calibración mediante Software" Extraído de BOCH

# data[].attributes.attachment_link.description
El calibre, también denominado cartabón de corredera o pie de rey , es un instrumento para medir dimensiones de objetos relativamente pequeños, desde centímetros hasta fracciones de milímetros (1/10de milímetro, 1/20 de milímetro, 1/50 de milímetro). En la escala de las pulgadas tiene divisiones equivalentes a 1/16 de pulgada, y, en su nonio, de 1/128 de pulgadas.

# data[].attributes.body
Vamos a ver un vídeo que nos muestra cómo medir con el pie de rey.

# data[].attributes.body
Con ese simulador podemos practicar a medir con este instrumento.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Calibre, Calibrador o Pie de rey virtual con nonio o vernier en milímetros con resolución 0,05 mm

Lectura e interpretación del calibre en milímetros - nonio o vernier 0,05 mm

El calibre con nonio, también conocido como calibrador o pie de rey, es un instrumento de medición dotado de una escala y un cursor que se desliza en ella. El cursor tiene grabada una seguna escala llamada nonio, tambien conocida como vernier.

En una extremidad de la escala hay unas mordaza con una cara perpedicular a ella. En el cursor también hay una mordaza con caras perpendiculares a la escala, cuando estas caras están en contacto, la marca cero (0) grabada en el cursor se alinea con la marca cero (0) grabada en la escala.

O Calibre o Pie de rey fue concebido para tomar dimensiones lineales externas por contacto. Con menor exactitud también puede medir dimensiones internas, profundidades y resaltos.

Midiendo

Para tomar medidas externas, posicionamos el objeto a ser medido en contacto con la cara lateral de la mordaza fija, el mas próxmo posible de la escala, sin tocarla, y deslizamos suavemente el cursor, con el pulgar, hasta que la cara de la mordaza móvil toque el objeto, sin golpear y sin ejercer presión excesiva. La lectura del valor entero en milímetros es tomada comparándola con la posición de la marca cero (0) del nonio, el cursor, con las marcas grabadas en la escala fija, se observa la parte decimal cuando el nonio se alinea con una marca de la escala fija. Vea la página Simulador de Nonio para comprender mejor este método.
Este calibre virtual es una réplica del instrumento de metrologia utilizado en la indústria metalmecânica.

Calibre virtual - como leer el calibre en milímetro, nonio 0,05 mm - simulador y prática de lectura e interpretación

La escala principal de este simulador está graduada en centímetros, 1 cm, que está dividido por diez, milímetro. El nonio divide el milímetro por veinte, 1/20, marcando 0,05 mm, cinco centésimas de milímetro.

* Vea como usar un calibrador universal
* Vea los componentes principales de un calibrador

Para comprender la mecánica e la medición con calibre, sugerimos que lea e interactúe con las páginas:

* Simulador de lectura e interpretación nonio o vernier en milímetro, resolución decimal

* Nonio Virtual - simulador de uso y lectura, resolución cinco centésimas de milímetro 0,05 mm

Evalúe sus progresos:
Autoevaluación: calibrador en milímetro con resolución 0,05 mm (cinco centésimas)
Resuelva
Lista de ejercicios de lectura e interpretación del calibre con nonio en milímetros
Conozca otras tecnologías de calibre en milímetro

# data[].attributes.attachment_link.title
Calibre virtual - simulador nonio en milímetro 0,05 | Prof. Eduardo J. Stefanelli

# data[].attributes.attachment_link.description
Calibre, Calibrador o Pie de rey virtual con nonio o vernier en milímetros con resolución 0,05 mm Lectura e interpretación del calibre en milímetros - nonio o vernier 0,05 mm El calibre con nonio, también conocido como calibrador o pie de rey, es un instrumento de medición dotado...