# data[].attributes.body
1 Hodgson C, Goligher EC, Young ME, Keating JL, Holland AE, Romero L, et al. Recruitment manoeuvres for adults with acute respiratory distress syndrome receiving mechanical ventilation. En: Cochrane Database of Systematic Reviews [Internet]. John Wiley & Sons, Ltd; 2016 [citado 22 de abril de 2017]. Disponible en: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD006667.pub3/abstract

2. ventilacion-mecanica.pdf [Internet]. [citado 22 de abril de 2017]. Disponible en: http://files.sld.cu/anestesiologia/files/2012/06/ventilacion-mecanica.pdf

3. lpp-booklet-9066574-es.pdf [Internet]. [citado 22 de abril de 2017]. Disponible en: https://www.draeger.com/Library/Content/lpp-booklet-9066574-es.pdf

4. Barton G, Vanderspank-Wright B, Shea J. Optimizing Oxygenation in the Mechanically Ventilated Patient: Nursing Practice Implications. Crit Care Nurs Clin North Am. diciembre de 2016;28(4):425-35.

# data[].attributes.attachment_link.description
La siguiente presentación es una aproximación a los Modos Ventilatorios durante la Ventilación Mecánica Invasiva. Repasaremos sucesivamente las variables de control y de fase de los modos más utilizados en las Unidades de Cuidados Intensivos. Haremos un repaso de la programación básica, revisión de las alarmas más importantes, y por último daremos un vistazo al monitoreo de variables mecánicas en cada uno de los modos.

# data[].attributes.attachment_link.description
Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube.

# data[].attributes.body
se refiere al tiempo necesario para  equilibrar la presión de la vía aérea proximal con la del alveolo.
La duración de una CT permite que la presión del alveolo alcance el 63%
de la presión de la vía aérea proximal
(2 CT el 86%, 3 CT el 95%, 4 CT  el 98% y 5 CT el 99%). Por lo tanto el incremento en el equilibrio de  presión más allá de 3 CT es muy pequeño.  La CT se define como el producto de la resistencia x distensibilidad, y en  el RN sano es de aproximadamente 0,12 - 0,15 seg.

CT ( seg ) = R (cmH20/l/seg) x D ( l/cmH20 )

La CT determina los tiempos requeridos para la inspiración y espiración
del pulmón. En la práctica se utilizan 3 CT ( 0,15 x 3 = 0,45 seg en el RN
sano ) para la determinación de estos tiempos. Cuando los tiempos
utilizados en la ventilación mecánica son insuficientes puede no
alcanzarse la presión prefijada (tiempo inspiratorio insuficiente) o
producirse atrapamiento aéreo (tiempo espiratorio insuficiente).

# data[].attributes.body
Con la introducción de la ventilación de volumen tidal bajo se cuestionó la reintroducción de los suspiros intermitentes para contrarrestar el desreclutamiento progresivo provocado por volúmenes tidales más pequeños

# data[].attributes.body
Se tiene en cuenta la SaO2 >90% para la programación de FIO2 según requerimientos del paciente.