# data[].attributes.body
1.Garcia,M.Cano,A.Romero,M.&.Dia
z,J.2012.Respiratory and hemodynamic changes during lung recruitment maneuvering through progressive increases and decreases in PEEP level.España.Recuperado de:http://www.elsevier.es.proxy.umb.edu.co:2048/es-revista-medicina-intensiva-64-articulo-cambios-respiratorios-hemodinamicos-durante-una-S0210569111002555?referer=buscador
2.Castillo,E.Llano,M.Serrano,D.&.Zamora,E.2014.Invasive and noninvasive mechanical ventilation.España.Recuperado de:http://www.medicineonline.es/es/ventilacion-mecanica-no-invasiva-e/articulo/S0304541214708406/
3.Buforn,A.Reina,C.&.Torres,V.Ventilacion Mecanica.Recuperado de: http://files.sld.cu/anestesiologia/files/2012/06/ventmeca.pdf
4.Gutierrez,F.2011.Ventilacion Mecanica.Recuperado de: http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1728-59172011000200006
5.Urrutia,I.&.Cristancho,W.Ventilacion Mecanica.Recuperado de: http://files.sld.cu/anestesiologia/files/2012/06/ventilacion-mecanica.pdf
6.Ortiz,G.Dueñas,C.Lara,A.Garay,M.Blanco,J.&.Santos,G.2013.Bases de ventilacion mecanica.Recuperado de: http://enfermerapediatrica.com/wp-content/uploads/2014/01/BASES-VENTILACI%C3%93N-MECANICA.pdf
7.Ramos,L.&.Benito,S.Fundamentos de ventilacion Mecanica.Recuperado de: http://www.fundamentosventilacionmecanica.com/Autores.html
8.Modalidades ventilatorias.Recuperado de: http://www.enfermeriarespira.es/about/modalidades-ventilatorias

# data[].attributes.body
antenimiento de un nivel de presión después de alcanzado el nivel máximo de presión. Se caracteriza por la ausencia de flujo y requiere el establecimiento previo de un tiempo de plateau. Su valor se localiza por debajo de la presión pico y es recomendable mantenerla por debajo de 35 cm de agua. Cuando se aproxima a la presión inspiratoria máxima (PIM) debe sospecharse una disminución de la distensibilidad; eventualidad que eleva también la PIM. Si la PIM se aleja de la plateau el problema se relaciona más con la vía aérea

# data[].attributes.body
Onda rectangular o cuadrada:  roporciona un flujo constante durante la inspiración en el ventilador, la presión de la vía aérea aumenta de forma lineal, con un rápido incremento de la resistencia del tubo endotraqueal.
Onda de desaceleración:Entrega un flujo alto en el inicio de la inspiración y disminuye lentamente hasta que alcanza un porcentaje del flujo pico inspiratorio. La mayor parte del volumen se entrega al inicio de la inspiración, y la presión de la vía aérea hace que tome una forma rectangular. Este patrón mejora la distribución del gas, ya que reduce el espacio muerto e incrementa la oxigenación y la ventilación alveolar
Onda de aceleración:  Inicialmente proporciona una fracción del flujo inspiratorio pico y aumenta en forma constante la tasa de flujo, hasta que el flujo máximo ha sido alcanzado.
Onda sinusoidal:Fue diseñada para que coincida con la forma de onda de flujo normal de un paciente que respira espontáneamente

# data[].attributes.body
Se refiere a la velocidad a la cual se entrega o se exhala un volumen de gas por unidad de tiempo entre dos puntos de un conducto debido a un gradiente de presión . El flujo se describe en litros por minuto,  el flujo inspiratorio pico es el máximo flujo entregado a un paciente durante un tiempo determinado por el ventilador

# data[].attributes.attachment_link.description
Uploaded by Juan Carlos Arias C on 2016-12-14.

# data[].attributes.body
Se refiere a la cantidad de aire que se entrega al paciente. El volumen corriente fisiológico normal es aproximadamente 5-7 mL/kg, mientras que el objetivo tradicional de volúmenes corrientes en la ventilación mecánica, han sido aproximadamente de 10 a 15 mL/kg.  La justificación para el aumento del tamaño del volumen corriente en pacientes ventilados, constituye en evitar la atelectasia y superar el espacio muerto del circuito del ventilador y el tubo endotraqueal

# data[].attributes.attachment_link.description
Lectura textual Fisiopatología de Porth, Unidad VII - Función Respiratoria, Capítulo 29 - Control de la función respiratoria. Aclaración: Volúmen de reserva espiratoria VRE Expiratory reserve volume - ERV (Ingles)

# data[].attributes.body
La PEEP puede establecerse ligeramente por encima (2-3 cm H2O) del punto de inflexión inferior (presión crítica de apertura alveolar) en la rama inspiratoria de la curva presión-volumen, lo que equivale a 10 a 20 cm H2O.
Pacientes hipoxémicos, el valor inicial de la PEEP debe ser de 5 a 8 cm H2O, con incrementos de 3 a 5 cm H2O según las necesidades, que vendrán definidas por el intercambio gaseoso, la mecánica respiratoria y el estado cardiovascular.

# data[].attributes.body
Es una forma de ventilación asistida, en la que el paciente dispara el ventilador respiración a respiración

# data[].attributes.headline
Presión positiva al final de la espiración

# data[].attributes.subject
Presión positiva al final de la espiración

# data[].attributes.body
Es la aplicación de una presión positiva al final de la espiración, para ello se usa una válvula que crea una resistencia con umbral en la rama espiratoria del circuito. Esta resistencia permite la salida de gas sólo cuando éste supera una presión prefijada impidiendo que la presión en vías aéreas llegue a cero. El objetivo de su aplicación es mejorar la oxigenación. Está indicada en el Sindrome de Distress Respiratorio del Adulto (SDRA) y en el Edema Agudo Pulmonar (EAP) Cardiogénico. Como desventajas va a disminuir el gasto cardiaco, puede producir sobredistensión y barotrauma.