# data[].attributes.body
passiv Sensor
Analog

# data[].attributes.body
Aufbau und Funktion:
Sender und Empfänger in einem Gehäus
Der Reflektor der gegenüberliegend auf der optischen Achse montiert ist , reflektiert das ausgestrahlte Licht zurück zum Sender

Wichtiges:

Das zu erfassende Objekt darf nicht kleiner als der Reflektor sein sonst kann es nicht erfasst werden

bei Spiegelnde Objekte sollte  ein Polarisationsfilter verwendet werden

Sensorart:
passiv Binär

Anwendung:
Erfassen von Objekten auf einem Fließband
Stückzahlerfassung von Objekten

# data[].attributes.body
Funktion

- häufig einsetzten zur Messung von Position oder Drehzahleingesetzt
-bei einfachen Näherungsschalter wird das Gerät mit elektrischer Energie versorgt, die bewirkt, dass ein Wechselstrom in einer Spule fließt
-Wenn leitfähiger oder magnetisch permeabler Gegenstand, z. B. eine Stahlscheibe, der Spule nähert, ändert sich dadurch die Impedanz der Spule

Anwendungen

Militär

Luft- und Raumfahrt

Eisenbahn

Schwerindustrie

Unabhängigkeit folgender Faktoren

bewegliche elektrische Kontakte

Temperatur

Luftfeuchtigkeit, Wasser und Kondensation

Fremdkörper wie Schmutz, Fett, Abrieb und Sand.

Vor- und Nachteile

Vorteile

physische Robustheit

hohe Betätigungsgeschwindigkeit

Schaltgenauigkeit

geringer Strom verbrauch

hohe Messgenauigkeit

Arbeitet berührungslos

Nachteile

können nur Metalle und Graphit detektiert werden

nur kleine Objekt distanzen realisier bar

Teuer

# data[].attributes.body
Aufbau / Funktion

Zwei Leiter aus jeweils unterschiedlichen Materialien meist aus Kupfer und Konstantan.Diese sind an ein Messgerät angeschlossen der die spannung misst die aufgrund des Temperatur unterschiedes zwischen vergleich und messstelle ensteht diesen effeckt nennt man Seebeck effeckt entsteht (siehe Script 1LJ).
Art des Sensor : ist Aktiv
Anwendungen  : Temperaturmessung
Feuerungsanlagen Z.B. Gasherd
Thermoelekktrischergenerator

# data[].attributes.body
Erfasst: -Metalle                            Funktion: Nähert sich ein metallischer oder
-Nichtmetalle (fest                 auch ein Nichtmetallischer Gegenstand
und flüssig)                            der aktiven Fläche, ändert sich die
z.B. Holz, Stein, Öl,                  Kapazität des Messfühlersystems.
Glas, Alkohol,                   Durch diese Kapazitätsänderung wird
Stahl                                  der Ausgang zwischen den
Schaltzuständen Ein und Aus
umgeschaltet.
Sensorart: -Passiv, -Binär
Anwendungen: -Verpackungen, -Füllstand, -Quallität, -Fehler
-Messführung, -Zählen, -Inspektion

Korrekturfaktoren: Wenn ein nicht leitendes Material in das Sensorfeld
eintritt, ändert sich die Kapazität in Abhängigkeit von der
Eintauchtiefe und vom Abstand zur "aktiven Fläche". Je
nach Material muss der Schaltabstand duch einen Faktor
korrigiert werden.
Material  I  Korrekturfaktor
----------------I----------------------------
Metalle    I   1
Holz         I    0.2-0.7
Glas         I    0.5
Wasser   I     1.0
PVC         I     0.6
Öl             I     0.1

Aufbau:

# data[].attributes.body
Aufbau und Funktion:
Sender und Empfänger  befinden sich in 2 seperaten, einander gegenüberliegenden Gehäusen. Wird der Lichtsctrahl zwischen Sender und Empfänger unterbrochen, erzeugt der Empfänger ein Schaltsignal.

siehe Bild

Wichtiges:

Es muss immer genügend   Licht vom Sender zum Empfänger gelangen.

Die Linse muss immer sauber sein.

Optimale Ausrichtung von Sender und Empfänger

Erkennt alle Objekte die nicht transparent sind.

Sensorart:
passiv und Binär

Anwendung:
Erfassung von Drehzahl und Drehwinkel eines Zahnrads oder Lichtvorhang für besonders gefährdete Bereiche