# data[].attributes.body
Aquí la tensión causada por la presión aplicada se detecta por el movimiento de un limpiador a lo largo de un mecanismo resistivo.

# data[].attributes.body
Utiliza la propiedad del cambio físico de una fibra óptica para detectar la tensión debido a la presión aplicada.

# data[].attributes.body
La piezoelectricidad es una propiedad en los cristales y ciertas cerámicas que ayuda a generar un campo o potencial eléctricos proporcional a la tensión mecánica aplicada en sentido perpendicular. El esfuerzo aplicado induce voltaje a través del material si los dos extremos no están en cortocircuito o si son medidos por un instrumento con una impedancia de entrada muy alta.

# data[].attributes.body
Crean una inductancia o resistencia variable para detectar la deflexión debido a la presión aplicada. El diafragma se mueve hacia el lado de presión más baja y esta desviación se detecta como un cambio en la inductancia o resistencia.

# data[].attributes.body
Detectan la deformación debido a la presión aplicada. Los tipos más comunes son silicio monocristalino, de película delgada de poli silicio, lámina metálica unida, película gruesa y delgada pulverizada.

# data[].attributes.body
Usan un diafragma y una cavidad de presión para crear una capacitancia variable para detectar la deflexión debido a la presión aplicada. Un diafragma se usa como elemento primario para medir la presión en un lado y la presión atmosférica o vacío en el otro lado. El diafragma se mueve hacia el lado de presión más baja y esta desviación se detecta como un cambio en la capacitancia. Finalmente, la parte del transmisor lo convierte en una señal de salida compatible.

# data[].attributes.body
Es un dispositivo que convierte salidas eléctricas de bajo nivel de lo captado por sensores de presión, en señales de nivel superior que pueden transmitirse a larga distancia para su posterior procesamiento y uso en diversos sistemas.

# data[].attributes.body
Pueden detectar presiones de hasta 420 bar y tienen una buena precisión, aunque son los que más pueden verse influidos por las variaciones ambientales y temperatura.

# data[].attributes.body
Se utiliza una membrana como cuerpo de medición sensible a la presión. La presión del proceso aplica una carga mecánica al cuerpo de deformación, que se deforma para después volver a su estado original. Esta deformación puede medirse mediante galgas extensométricas y analizarse con ayuda de una electrónica de medida.

# data[].attributes.body
Genera una tensión eléctrica, por presión sobre un cristal piezoeléctrico, que es proporcional a la aceleración, apropiados para tomar datos de vibración a alta frecuencia, donde aparecen grandes esfuerzos con desplazamientos relativamente pequeños.

# data[].attributes.body
Es un transductor que convierte presión en una señal eléctrica analógica.

# data[].attributes.body
Monitoreo de filtros

Velocidad de aire con tubo

Monitoreo de vacío de soplador

Indicación de presión de ventilador

Presiones de conductos, salas o edificios

Indicación de presión positiva de sala limpia

# data[].attributes.body
Instrumentos para medir presiones de ventiladores y sopladores, resistencia de filtración, velocidad del aire, corriente de hornos, caída de presión entre placas de orificios, niveles de líquidos en sistemas burbujeadores y presiones en sistemas fluídicos o amplificadores de fluidos.

# data[].attributes.body
Tiene una sección transversal hueca y elíptica, es cerrado en un extremo y esta conectado a la presión del fluido en el otro extremos, cusndo se aplica presión, su sección se vuelve mas circular, haciendo que el tubo se extienda hacia afuera

# data[].attributes.body
El helicoidal arrollando más de una espira en forma de hélice. Proporcionando desplazamiento grande del extremo libre.

# data[].attributes.body
Se hacen de tubería con sección transversal aplanada. El elemento en espiral se forma enrollando el tubo Bourdon en forma de espiral de un eje común.

# data[].attributes.body
Consiste en un tubo, cerrado por uno de sus extremos, aplanado y enrollado en espiral. El otro extremo del tubo se conecta al recipiente del fluido al que se quiere medir la presión.

# data[].attributes.body
El barómetro de mercurio mide la presión atmosférica mediante la medida de la altura de una columna de mercurio.
El tubo del barómetro tiene un termómetro a su derecha.
En su parte superior los tubos de los barómetros llevan una pieza móvil, que rodea al tubo y puede deslizarse, y que se ajusta a la altura que alcanza el mercurio en el tubo.

# data[].attributes.body
Se trata de un recipiente de vidrio al cual se llena con un líquido con colorante para su mejor distinción. Observando la medida del líquido se puede medir la presión atmosférica.

# data[].attributes.body
Conformado por un tubo con mercurio ubicado en un tubo de vidrio. Todo se encuentra sostenido por una estructura cónica y gracias a sus ranuras y termómetro, los resultados que da son de gran exactitud.

# data[].attributes.body
Mide la altura de un objeto por encima de un nivel determinado o una superficie de referencia. Determinan la altura de manera barométrica, con sonido, con microondas (radar) o con rayos láser.

# data[].attributes.body
Formado por una caja metálica que tiene un vacío absoluto. El resultado es indicado por las deformaciones que sufren las paredes de la caja.

# data[].attributes.body
Es una herramienta cuya función es medir la presión de la atmósfera, la cual se expresa en hectopascales (hPa).

# data[].attributes.body
Son barómetros modificados para que dentro de este actúe la presión del fluido que se desea medir y fuera actúe la presión atmosférica.

# data[].attributes.body
Estos instrumentos están hechos con tubos de plástico de transparente, resistente a astillamiento, unidos en forma permanente al conjunto del pozo mediante uniones con adhesivo a prueba de fugas.

# data[].attributes.body
Indican la diferencia entre dos conexiones de entrada. Los rangos diferenciales proporcionan la resolución máxima para aplicaciones en las que una entrada está siempre a una presión mayor que la otra.

# data[].attributes.body
Se indica la presión al desplazar un líquido. Para ello, se llena hasta la mitad con agua u otro líquido un tubo de cristal en forma de U. Cuando se crea una presión diferencial entre ambos lados de la U, entonces la columna de líquido se desplaza hacia el lado con menor presión. La diferencia del nivel es la medida para la presión diferencial.

# data[].attributes.body
Es un indicador analógico utilizado para medir la presión de un gas o líquido, como agua, aceite o aire

# data[].attributes.body
En este trabajo, se estudiaran 6 diferentes categorías

# data[].attributes.body
Son objetos sumamente utilizados en aplicaciones industriales y comerciales.