# data[].attributes.body
Comprobación y limpieza de enconder

La frecuencia de limpieza de su encoder rotativo depende de su entorno y uso. Pero, ¿cómo determinar el calendario de limpieza adecuado? En general, los encoders en entornos polvorientos o severos pueden necesitar una limpieza más frecuente, quizás cada pocos meses. Para entornos más limpios, la limpieza anual podría ser suficiente. Sin embargo, es esencial monitorear el rendimiento de su encoder y limpiarlo siempre que note alguna irregularidad en su salida.

Qué herramientas se necesitan para el mantenimiento del enconder:

Antes de comenzar a limpiar o reparar su encoder rotativo, es crucial tener las herramientas adecuadas a mano. ¿Qué debería incluir su kit de mantenimiento?

Paños suaves y sin pelusa

Alcohol isopropílico

Aire comprimido

Pequeños cepillos

Multímetro

Destornilladores y otras herramientas básicas

Pasos para realizar la limpieza:

1. Desconectar la alimentación: ¡La seguridad es lo primero! Desconecte siempre el encoder de su fuente de alimentación antes de limpiarlo.

2. Retirar el encoder: Si es posible, retire el encoder de su montaje para facilitar el acceso.

3. Usar aire comprimido: Soplar suavemente cualquier polvo o escombros sueltos.

4. Limpiar con alcohol: Use un paño sin pelusa humedecido con alcohol isopropílico para limpiar las superficies del encoder.

5. Secar completamente: Asegúrese de que todos los componentes estén completamente secos antes de volver a ensamblar.

6. Reensamblar y probar: Vuelva a armar todo y pruebe la funcionalidad del encoder.

# data[].attributes.body
1. Comprobación de los Cepillos de Transmisión

Frecuencia recomendada:

- Cada 3 a 6 meses, o según las recomendaciones del fabricante del equipo (GE, Siemens, Philips, etc.).

Procedimiento:

- Desenergizar completamente el tomógrafo antes de comenzar.
- Acceder al compartimiento del anillo deslizante (slip ring), normalmente ubicado en la base o lateral del gantry.
- Inspeccionar visualmente los cepillos:
- Verificar desgaste, astillado o rotura.
- Confirmar que el contacto con el anillo sea uniforme y con presión adecuada.
- Utilizar un multímetro para verificar continuidad eléctrica y resistencia si es necesario.
- Observar la presencia de residuos de carbón, lo que puede indicar desgaste o necesidad de limpieza.

2. Limpieza de los Cepillos de Transmisión

Herramientas necesarias:

- Paños sin pelusa.
- Alcohol isopropílico al 99%.
- Aspiradora con filtro HEPA o brocha antiestática.
- Guantes antiestáticos.

Procedimiento:

- Limpiar los cepillos y el anillo con un paño humedecido en alcohol isopropílico.
- Eliminar el polvo de carbón con la brocha o aspiradora HEPA, sin aplicar presión excesiva.
- No utilizar agua ni productos abrasivos.
- No raspar con objetos metálicos.
- Comprobar visualmente que no existan quemaduras, surcos o grietas.

# data[].attributes.body
El mantenimiento preventivo de los cables del gantry de un tomógrafo computarizado (TC) incluye revisar y reasentar los cables de comunicación. El gantry es la estructura mecánica que contiene el tubo de rayos X y los detectores de fotones.

Procedimiento de mantenimiento preventivo del gantry

Revisar los paros de emergencia

Reasentar los cables de comunicación

Limpiar y revisar el colimador

Limpiar las salidas del láser de marcaje

Limpiar y desengrasar las tapas del gantry

Limpiar y engrasar el pistón de elevación de la mesa

Limpiar y engrasar los motores de la mesa

# data[].attributes.body
La limpieza y mantenimiento adecuado de las correas de transmisión del Gantri en un tomógrafo es crucial para asegurar el correcto funcionamiento del equipo y la calidad de las imágenes. Algunos pasos importantes a seguir incluyen:

- Apagar el tomógrafo y desconectar la alimentación eléctrica antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento.

- Inspeccionar visualmente las correas de transmisión en busca de desgaste, grietas o suciedad acumulada.

- Limpiar cuidadosamente las correas utilizando un paño suave y un limpiador apropiado, evitando el uso de solventes o productos abrasivos que puedan dañar el material.

- Verificar la tensión y alineación adecuada de las correas siguiendo las recomendaciones del fabricante, ajustando si es necesario.

- Lubricar las partes móviles según las especificaciones del fabricante para reducir el desgaste y asegurar un funcionamiento suave.

- Documentar el mantenimiento realizado y programar revisiones periódicas para prevenir problemas futuros.

En resumen, la limpieza y mantenimiento regular de las correas de transmisión del Gantri es esencial para garantizar la calidad y seguridad del equipo de tomografía.

Guía para la selección, mantenimiento y control de calidad de un equipo de tomografía axial computarizada para tomógrafos, mamógrafos y resonadores magnéticos según el ciclo de vida de los equipos en los hospitales para mejorar eficiencia, seguridad y calidad de la elaboración de un Programa de control de calidad en Tomografía

# data[].attributes.body
El mantenimiento del ventilador y el filtro de la parte del detector del gantry en un sistema de tomografía computarizada (TC) es crucial para garantizar un funcionamiento óptimo y prolongar la vida útil del equipo. Aquí te explico cómo se realiza este mantenimiento:

1. Preparación:

Desconexión del Equipo: Antes de realizar cualquier mantenimiento, asegúrate de que el escáner esté apagado y desconectado de la fuente de alimentación para evitar riesgos eléctricos.

Revisión del Manual del Usuario: Consulta el manual del fabricante para obtener instrucciones específicas sobre el mantenimiento del ventilador y el filtro, ya que los procedimientos pueden variar según el modelo del equipo.

2. Limpieza del Ventilador:

Acceso al Ventilador: Abre la cubierta del gantry para acceder al ventilador. Esto puede requerir el uso de herramientas específicas, como destornilladores.

Inspección Visual: Revisa el ventilador en busca de acumulación de polvo, suciedad o cualquier obstrucción que pueda afectar su funcionamiento.

Limpieza:

Uso de Aire Comprimido: Utiliza aire comprimido para eliminar el polvo y la suciedad del ventilador. Mantén la boquilla a una distancia segura para evitar dañar las aspas del ventilador.

Paño Suave: Si es necesario, utiliza un paño suave y seco para limpiar las aspas del ventilador y las áreas circundantes.

Verificación del Funcionamiento: Asegúrate de que el ventilador gire libremente y no esté obstruido.

3. Limpieza del Filtro:

Ubicación del Filtro: Localiza el filtro en el gantry. Puede estar en una bandeja o en un compartimento específico.

Retiro del Filtro: Retira el filtro con cuidado, siguiendo las instrucciones del fabricante.

Inspección: Examina el filtro en busca de suciedad o daños. Si está muy sucio o dañado, es posible que necesites reemplazarlo.

Limpieza:

Filtro Lavable: Si el filtro es lavable, enjuágalo con agua tibia y déjalo secar completamente antes de volver a colocarlo.

Filtro Desechable: Si el filtro es desechable, reemplázalo por uno nuevo según las especificaciones del fabricante.

Reinstalación: Vuelve a colocar el filtro en su lugar, asegurándote de que esté bien ajustado.

4. Cierre y Verificación Final:

Cierre del Gantry: Vuelve a colocar la cubierta del gantry y asegúrate de que esté bien asegurada.

Conexión y Prueba: Conecta el equipo a la fuente de alimentación y enciéndelo. Realiza una prueba para asegurarte de que el ventilador funcione correctamente y que no haya ruidos inusuales.

5. Frecuencia de Mantenimiento:

Programación Regular: Establece un programa de mantenimiento regular para la limpieza del ventilador y el filtro, que puede ser mensual o trimestral, dependiendo del uso del equipo y del entorno en el que se encuentre

# data[].attributes.headline
Rosmery Condori Espinoza            LIMPIEZA Y VERIFICACIÓN  DE DESGASTE DE CARBONO EN ANILLOS ROZANTES

# data[].attributes.subject
Rosmery Condori Espinoza            LIMPIEZA Y VERIFICACIÓN  DE DESGASTE DE CARBONO EN ANILLOS ROZANTES

# data[].attributes.body
Un punto importante por el cual debe realizarse periódicamente el mantenimiento preventivo del sistema de tomografía que posee anillos rozantes, es la limpieza de los restos de carbón de las escobillas. Estos son producidos por el rozamiento de las mismas sobre los anillos de contacto, que hacen de medio conductor de energía a los componentes que están montados en la parte rotativa.

Como realizarlo?

Se deben usar guantes y barbijo ya que el material de los carbones es toxico. Hay que desarmar los sostenedores de los carbones para limpiarlos –idealmente con aspiradora. Luego se aspiran los anillos rozantes y se finaliza pasando un paño limpio que no desprenda pelusa para eliminar cualquier resto de suciedad. No se deben utilizar desengrasantes. También se debe verificar mediante la línea de control que tiene cada carbón, el desgaste máximo admisible y revisar la alineación de estos con respecto al anillo de trabajo. De ser necesario, eliminar cualquier rebaba que puedan tener en los bordes.

Consecuencia de un mantenimiento deficiente

Los restos de carbón en forma de polvo producto del desgaste normal suele depositarse en los patines de contacto y en la base inferior sobre los anillos rozantes. Dado que el carbón permite la conducción de la corriente eléctrica, la acumulación de este puede provocar un cortocircuito entre anillos que tienen diferente potencial eléctrico produciendo daños en los componentes electrónicos, como así también el riesgo de incendio por ignición del mismo al provocarse alguna chispa.

Remarcamos la importancia de verificar el límite de desgaste de los carbones y programar el reemplazo de los mismos. Esto es debido a que un mal contacto sobre la superficie del anillo rozante provoca exceso de chispas provocando:

Ruido eléctrico, que interfiere en el funcionamiento normal de los componentes electrónicos del sistema.

Daño en los anillos, haciendo que la superficie se vuelva abrasiva y provoque mas desgaste en los carbones que transfieren la energía.

Finalmente destacamos la importancia que este tipo de tareas siempre sean llevadas a cabo por ingenieros adecuadamente entrenados, para evitar daños en el equipo y/o a la salud de quien realiza el mantenimiento.

# data[].attributes.body
Activar o desactivar la barra lateral

MODELS

NuevoCompartir

Como se hace mantenimiento dd ventiladores superiores del gantry

CAJA NEGRA AI

|

WEB

|

VIDEOS

Consejos para el mantenimiento del sistema de ventilación - 3tres3

3tres3

mantenimiento correcto limpiar engrasar un ventilador o abanico

YouTube

Mantenimiento tomografo computarizado

timo-bio-tomografos.blogspot

[PDF] Manual de instalación, funcionamiento y mantenimiento - CaptiveAire

cautivo

El mantenimiento de los ventiladores superiores del gantry incluye tareas como la limpieza de las aspas, la lubricación de los motores y la verificación de las conexiones eléctricas. Es recomendable realizar estas tareas al menos cada tres meses o cuando se realice una limpieza profunda del área. Limpieza de ventiladores

Aspas del ventilador:

Utilizar un ⬤

Verifique si hay signos de desgaste o daño en las aspas.

Motor:

Limpiar el motor con un cepillo o paño ⬤

Asegúrese de que el motor esté firmemente sujeto ⬤

Revisión de Componentes

Cierres:

Comprobar que todos los cierres sean herméticos y no presenten fugas.

Inspeccionar visualmente el soporte y la carc ⬤

Cojinetes:

Engrasar los cojinetes con grasa adecuada cada 3-6 meses para asegurar un funcionamiento suave.

Ajustes y verificaciones

Tensión de la Correa:

Ajustar la tensión de la correa para garantizar una buena tracción.

Evite tensiones excesivas que puedan dañar el mecanismo de transmisión.

Mecanismo de transmisión:

Verifique la alineación del mecanismo de poleas y correa para asegurar un rendimiento óptimo.

Mantenimiento preventivo

Frecuencia:

Realice el mantenimiento al menos cada tres meses o durante la limpieza profunda del área.

Documentar cualquier anomalía o cambio en el rendimiento de los ventiladores para futuras referencias.

# data[].attributes.body
El mantenimiento de un equipo de rayos X (RX) analógico es fundamental para garantizar su correcto funcionamiento y la seguridad de los pacientes y del personal.

Guía básica para el mantenimiento:

1. Revisión Diaria:

- Inspección Visual: Verifica que no haya daños visibles en el equipo, como cables desgastados o conexiones sueltas.

- Verificación de la Fuente de Alimentación: Asegúrate de que el equipo esté correctamente conectado y que la fuente de alimentación funcione adecuadamente.

- Control de Temperatura: Monitorea la temperatura del equipo para evitar sobrecalentamientos.

2. Mantenimiento Semanal:

- Calibración: Realiza calibraciones periódicas para asegurarte de que el equipo esté funcionando dentro de los parámetros establecidos.

- Limpieza: Limpia las superficies exteriores del equipo con un paño suave y productos adecuados para evitar la acumulación de polvo y suciedad.

3. Mantenimiento Mensual:

- Chequeo de los Tubos de Rayos X: Inspecciona los tubos para detectar signos de desgaste o daño. Cambia los tubos si es necesario.

- Revisión de la Calidad de la Imagen: Realiza pruebas para asegurarte de que la calidad de las imágenes sea adecuada, ajustando los parámetros según sea necesario. 4. Mantenimiento Anual:

- Servicio Profesional: Programa un servicio técnico profesional para una revisión completa del equipo. Esto incluye pruebas más exhaustivas y ajustes precisos.

- Reemplazo de Componentes: Considera reemplazar componentes que muestren signos de envejecimiento, como filtros, colimadores o detectores.

5. Documentación:

- Lleva un registro detallado de todas las actividades de mantenimiento, incluyendo fechas, trabajos realizados y cualquier problema encontrado. Esto es importante tanto para el seguimiento como para cumplir con normativas.

6. Capacitación del Personal:

- Asegúrate de que todo el personal que utiliza el equipo esté capacitado en su uso correcto y en las medidas de seguridad necesarias.

El mantenimiento regular no solo asegura el funcionamiento óptimo del equipo, sino que también contribuye a la seguridad del personal y pacientes al minimizar riesgos asociados con radiaciones inadecuadas.