# data[].attributes.body
Dividido em cinco:
- Pré vácuo.
- Rampa de aquecimento.
- Etapa de exposição.
- Secagem.
- Restabelecimento da pressão atmosférica.

# data[].attributes.body
Em que todo o ar interior da câmara é retirado por meio de pulsos alternados de vácuo e injeção de vapor.

# data[].attributes.headline
2° Etapa do processo: rampa de aquecimento

# data[].attributes.subject
2° Etapa do processo: rampa de aquecimento

# data[].attributes.body
O vapor começa a ser injetado por uma válvula até alcançar a temperatura desejada.

# data[].attributes.headline
3° Etapa do processo: etapa de exposição

# data[].attributes.subject
3° Etapa do processo: etapa de exposição

# data[].attributes.body
Consiste em aguardar que o vapor penetre todo o material que será esterilizado.

# data[].attributes.body
Consiste no funcionamento da bomba de vácuo, para que a câmara fique sem oxigênio.
A retirada do vapor faz com que o processo de drenagem aconteça.

# data[].attributes.headline
5° Etapa: restabelecimento da pressão atmosférica.

# data[].attributes.subject
5° Etapa: restabelecimento da pressão atmosférica.

# data[].attributes.body
Quando restabelecida a pressão atmosférica dentro dos pacotes e o vácuo do interior da câmara é quebrado.

# data[].attributes.headline
Pacotes ou embalagens utilizadas saem molhados 

# data[].attributes.subject
Pacotes ou embalagens utilizadas saem molhados 

# data[].attributes.body
Possíveis causas:
- Vapor está umido e não saturado
- O nível de água está elevado
- Tempo de secagem errado
- Pacotes estão mal colocados ou encostados nas paredes, ou entre si, dreno sujo
- A pressão de vapor não é suficiente

# data[].attributes.body
- O superaquecimento do autoclave pode gerar uma sobrecarga de pressão, ocorrendo a explosão.

# data[].attributes.body
É importante que ele esteja com a manutenção em dia para que quando for injetar o ar, não passe nenhum contaminante.

# data[].attributes.headline
Temperatura não alcança o valor desejado

# data[].attributes.subject
Temperatura não alcança o valor desejado

# data[].attributes.body
Possíveis causas:
- Dreno da câmara está entupido.
- Esquecimento de fechar a válvula de segurança
- Filtro entupido
- Pressostato ou termostato desregulado

# data[].attributes.body
Possíveis causas:
- O vapor está escapando através da válvula de segurança
- A autoclave não está nivelada
- Sistema de drenagem está entupido

# data[].attributes.body
Possíveis causas:
- Resistência queimada
- Falta de fase
- Filtro entupido
- Excesso de agua ou de entrada de água
- Pressostato ou termostato danificado, ou desregulado

# data[].attributes.body
- Nunca abra a porta do autoclave se houver água escorrendo pelo fundo. Linhas de vapor entupidas, mau funcionamento do equipamento ou ralos entupidos podem causar acumulo de água escaldante.

- Esperar que a pressão chegue a zero e a temperatura seja igual ou inferior a 121°C antes de abrir a porta no final de um ciclo, para evitar queimaduras de vapor e vidros quebrados.

- Não ficar diretamente de frente para a porta do autoclave.

- Nunca realize o superaquecimento de líquidos, pois qualquer perturbação do líquido pode fazer com que parte dele se transforme violentamente em vapor e borrifando. Em situações em que o pessoal está com pressa para remover frascos ou garrafas da autoclave, os líquidos superaquecidos podem ferver para fora de seus recipientes ou explodir.

# data[].attributes.headline
Como acontecem os processos dentro do autoclave

# data[].attributes.subject
Como acontecem os processos dentro do autoclave

# data[].attributes.body
https://www.youtube.com/watch?v=iG1k8qEyzJs

# data[].attributes.attachment_link.title
F07-Processo de Esterilizacão a Vapor (autoclave)