# data[].attributes.body
1.Mantenimiento de inicio

2.Mantenimiento entre pacientes

3.Mantenimiento al final de la jornada

4.Cuidados del instrumental rotatorio

# data[].attributes.body
Procedimientos que se realizan al inicio de la jornada:

- Colocarse el uniforme.

- Conectar el compresor y cerrar su válvula de drenaje.

- Conectar el interruptor general del sillón dental.

- Comprobar el estado de las mangueras de conexión y sistema de aspiración.

- Revisar el filtro del sistema de aspiración.

- Verificar el correcto funcionamiento de la jeringa de triple función, del sillón dental y de la lámpara operatoria.

- Poner en funcionamiento la turbina y el micromotor durante 30 s para eliminar el lubricante.

- Cubrir las superficies del equipo bucodental (como el cabezal o el cono de rayos X).

- Preparar una bolsa de plástico resistente y un contenedor para objetos cortantes o punzantes.

- Comprobar el recipiente de desinfección y preparar la solución desinfectante si es necesario.

# data[].attributes.body
Procedimientos a realizar después de cada tratamiento

•Retirar todo el material utilizado con el paciente. •Eliminar el material de un solo uso como baberos, pañuelos, mascarilla, gorras, etc.

•Aplicar el protocolo para el material cortante y punzante.

•Limpiar y desinfectar el resto del material según los procolos establecidos

•Desinfectar las superficies con las que haya estado en contacto el paciente.

-Unidad de control y soporte para bandejas: limpiar y desinfectar con desinfectante de nivel intermedio (compuesto de cloro y fenólicos, entre otros) y un paño seco desechable.

- Lámpara operatoria: limpiar y desinfectar con desinfectante de nivel intermedio y paño seco desechable.

- Taburetes o las sillas de trabajo: limpiar y desinfectar. •Realizar una limpieza del sistema aspliración. •Comprobar que no existan salpicaduras ni residuos en el suelo ni en las superficies de trabajo.

• Lavar la escupidera con agua por barrido y desinfec- tarla con desinfectante de nivel intermedio secándola posteriormente.

•Preparar la siguiente bandeja de instrumental.

# data[].attributes.body
Limpiar y desinfectar la unidad dental y las superficies, incluyendo el suelo del gabinete.

﻿﻿Proteger los elementos que sean más susceptibles de contaminarse.

﻿﻿Limpiar y desinfectar la consulta y los lavabos.

﻿﻿Recoger los residuos generados y depositarlos en los contenedores adecuados.

﻿﻿Revisar, limpiar y esterilizar el instrumental rotatorio, evitando emplear toallas desinfectantes o sumergirlo en desinfectante, puesto que lo corroen. Tampoco se deben emplear agentes químicos agresivos o abrasivos, ya que favorecen el desgaste de la moldura.

﻿﻿Revisar, limpiar y desinfectar exteriormente el cavitrón con desinfectante de alto nivel, extrayendo la punta para su esterilización.

Revisar, limpiar, desinfectar o esterilizar el resto de material dependiendo de sus características.

﻿﻿Limpiar diariamente los filtros de aspiración.

﻿﻿Almacenar y ordenar el material esterilizado y asegurarse de que se cuenta con el número suficiente de unidades para la jornada siguiente.

﻿﻿Almacenar y ordenar el material esterilizado.

﻿﻿Realizar semanalmente los controles biológicos de esterilización.

# data[].attributes.body
Esterizarlo después de las sesiones, siempre en vapor de agua (autoclave). Los micromotores y los adaptadores NO se esterilizan.

No pasar de los 135°, pues las fundas interiores son de goma y se funden y queman.

No sumergir en líquidos desinfectantes.

Engrasar después de cada sesión.

# data[].attributes.body
Mar Fernández, Eva Delgado , María Ceballos, Alba Rios, Valeria Pacheco