# data[].attributes.body
Son resistores no lineales cuya resistencia disminuye fuertemente con la temperatura. El coeficiente de temperatura es negativo y elevado.

Aplicaciones para NTC :Modelos de Trenes. Acción retardada del reles. El tren se para al llegar al tramo interrumpido del riel de alimentación. Al calentarse la resistencia NTC el modelo arranca de nuevo gradualmente. Debido a la inercia térmica del NTC el relé se tarda en activarse. Cortocircuitando el NTC con un par de contactos, permite el enfriamiento de termistor y la reactivación del ciclo.

# data[].attributes.body
Una propiedad básica de los metales es que su resistencia eléctrica cambia con la temperatura. La pieza central de un termo resistor es el elemento resistivo que está fabricado en general con un metal de alta pureza cuya resistencia varia de un modo conocido con la temperatura. De esta forma midiendo la resistencia se puede conocer la temperatura del medio en el cual está inmerso el termómetro. La mayoría de los termo resistores están fabricados con platino. Esto es debido a que la variación de la resistividad de este elemento es lineal con la temperatura, a su amplio rango de operación y al hecho de que es un termómetro estable. El rango de temperaturas para un termómetro de platino va desde – 200°C hasta 650°C

# data[].attributes.body
La termocupla es una herramienta de medición de temperatura muy útil y de amplio despliegue que normalmente se utiliza en una extensa gama de entornos científicos, industriales y de ingeniería.

Su pequeño tamaño y respuesta rápida indican que son herramientas que trabajarán eficientemente en entornos peligrosos o difíciles, estos tienen la capacidad de medir de manera precisa y rápida temperaturas extremas (en cualquier lugar dentro del rango de 270°C a 2,500°C, dependiendo de su configuración específica).

# data[].attributes.body
El transductor de efecto Hall se utiliza para medirEl poder del conductor. La corriente se aplica a través del conductor, que desarrolla el campo magnético. La intensidad del campo depende de la corriente. El campo magnético induce el voltaje a través de la tira. La tensión de salida del multiplicador es proporcional a la potencia del transductor.

# data[].attributes.body
El pH-metro o potenciómetro es un sensor utilizado en el método electroquímico para medir el pH de una disolución. La determinación de pH consiste en medir el potencial que se desarrolla a través de una fina membrana de vidrio que separa dos soluciones con diferente concentración de protones. En consecuencia se conoce muy bien la sensibilidad y la selectividad de las membranas de vidrio durante el pH. Una celda para la medida de pH consiste en un par de electrodos, uno de calomel (mercurio, cloruro de mercurio) y otro de vidrio, sumergidos en la disolución de la que queremos medir el pH. La varita de soporte del electrodo es de vidrio común y no es conductor, mientras que el bulbo sensible, que es el extremo sensible del electrodo, está formado por un vidrio polarizable (vidrio sensible de pH). Se llena el bulbo con la solución de ácido clorhídrico 0,1 M saturado con cloruro de plata. La diferencia de potencial en el interior del bulbo es constante, porque se mantiene su pH constante (pH 7) de manera que la diferencia de potencial solo depende del pH del medio externo. El alambre que se sumerge al interior (habitualmente, Ag/AgCl) permite conducir este potencial hasta un amplificador.