# data[].attributes.body
O que é a hipotermia? Do que são feitos os cobertores médicos e por que são de alumínio? Quais são os sintomas físicos de um paciente com hipotermia? O que é hipotermia aguda? Quais métodos são usados pelos médicos para combater a hipotermia além da mante térmica?

# data[].attributes.body
Qual é a função das mantas térmicas em uso hospitalar? Por que em geral elas são de alumínio?

# data[].attributes.body
Como a radiação infravermelha é utilizada na medicina? Quais são as cores que representam a parte do corpo que precisa de atenção médica? Quais são as variações de temperatura nas regiões mostradas?

# data[].attributes.headline
Como esterilizar os materiais médicos? Pode ser com o uso de calor?

# data[].attributes.subject
Como esterilizar os materiais médicos? Pode ser com o uso de calor?

# data[].attributes.body
Quais são os métodos físicos de esterilização de um material médico? Quando um material é considerado esterilizado?

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Para se evitar a contaminação em procedimentos cirúrgicos, em alguns outros procedimentos médicos e em análises laboratoriais é necessário que se utilize, instrumentos, produtos, roupas e equipamentos estéreis, ou seja, livres de qualquer forma de vida microbiana que possa interferir nos resultados de um diagnóstico.

Dizemos que o processo de esterilização foi eficaz quando a probabilidade de sobrevivência dos micro-organismos for menor do que 1:1.000.000.

Resistência dos micro-organismos

Os micro-organismos possuem diferentes graus de resistência a germicidas químicos.

Os vírus lipídicos ou de tamanho médio e as bactérias vegetativas são os mais sensíveis, sendo eliminados até com desinfecções de níveis baixos. Os fungos, alguns vírus não lipídicos ou pequenos vírus (ex.: HIV, vírus da hepatite B e vírus do herpes simples) e as micobactérias (gênero que inclui as bactérias da tuberculose e da hanseníase) são considerados micro-organismos de resistência intermediária e são eliminados por desinfecções de níveis médio e alto. Por fim, os príons (partículas infecciosas proteicas com ausência de ácidos nucleicos) e os esporos bacterianos são os mais resistentes, necessitando de esterilização para sua eliminação.

Processo de Esterilização

Existem várias formas de realizar a esterilização. Porém, a decisão de qual processo utilizar deve ser baseada no tipo de material e no risco de contaminação.

Cada estabelecimento deve verificar qual método é o mais adequado para cada procedimento (desinfecção de nível baixo, médio ou alto, ou esterilização), de acordo com o seu produto, garantindo a eliminação da maior quantidade de micro-organismos.

Os métodos de esterilização podem ser divididos em físicos (calor, filtração e radiação) e químicos (compostos fenólicos, clorexidina, halogênios, álcoois, peróxidos, óxido de etileno, formaldeído, glutaraldeído e ácido peracético). Para a escolha do melhor método, deve-se levar em consideração, além da compatibilidade do material, a efetividade, toxicidade, facilidade de uso, custos, entre outros.

Métodos físicos de esterilização

Calor úmido (autoclavagem, fervura e pasteurização): provoca a desnaturação e coagulação das proteínas e fluidificação dos lipídeos. Não pode ser utilizado em materiais termossensíveis, nem para materiais que oxidam com água. A autoclavagem é muito utilizada nos vários setores de serviços da saúde por ser de custo acessível e de fácil utilização. Além disso, consegue esterilizar uma infinidade de materiais, inclusive tecidos e soluções.

Calor seco (estufa, flambagem e incineração): provoca a oxidação dos constituintes celulares orgânicos. Penetra nas substâncias de uma forma mais lenta que o calor úmido e por isso exige temperaturas mais elevadas e tempos mais longos. Não pode ser utilizado para materiais termossensíveis.

Filtração: utilizada para soluções e gases termolábeis, quando atravessam superfícies filtrantes com poros bem pequenos, como velas porosas, discos de amianto, filtros de vidro poroso, de celulose, e filtros "millipore" (membranas de acetato de celulose ou de policarbonato).

Radiação ionizante: destrói o DNA formando radicais super-reativos (superóxidos), matando ou inativando os micro-organismos (quando são incapazes de se reproduzir). Muitos materiais são compatíveis com esse tipo de esterilização, pois não há aumento da temperatura nesse processo. Caso dos materiais termossensíveis e tecidos biológicos para transplantes. Apesar de parecer, a radiação não é transmitida para os produtos processados. É um processo livre de resíduos e ecológico, pois não gera emissões tóxicas ou resíduos, além de não causar impactos na qualidade do ar ou da água.

Destacaremos dois tipos delas:

Radiação Gama: a energia é gerada por fontes de Cobalto 60. Esse processo tem alto poder de penetração, permitindo que os produtos sejam esterilizados já na embalagem final, sem necessidade de manipulação.

E-beam (feixe de elétrons): utilizado preferencialmente para o processamento de produtos de alto volume/baixa densidade, como seringas médicas, ou produtos de baixo volume/alto valor, como dispositivos cardiotorácicos. Além disso, pode ser utilizado para produtos biológicos e tecidos. Podem ser esterilizados na embalagem final, pois a radiação E-beam também possui alto poder de penetração. A grande vantagem desse tipo de radioesterilização é que necessita menor tempo de exposição, evitando rompimentos e efeitos de envelhecimento a longo prazo que podem acontecer com polipropileno quando submetido à radiação prolongada.

Radiação não-ionizante (luz UV): altera a replicação do DNA no momento da reprodução. Muito utilizado em lâmpadas germicidas encontradas em centros cirúrgicos, enfermarias, berçários, capelas de fluxo laminar. Tem como desvantagens: baixo poder de penetração e efeitos deletérios sobre a pele e olhos, causando queimaduras graves.

Métodos químicos de esterilização

Dentre os métodos químicos, alguns deles podem ser utilizados tanto para desinfectar como para esterilizar, dependendo do tempo de exposição e concentração do agente.

Os mais utilizados para produtos laboratoriais e hospitalares são:

Ácido Peracético: tem ação rápida, baixa toxicidade e é biodegradável. Porém, danifica metais. Uma grande vantagem é ser efetivo mesmo na presença de matéria orgânica (ou seja, os materiais não precisam ser previamente limpos). Em compensação, os materiais devem ser utilizados imediatamente após a esterilização por esse método, por isso não é muito utilizado.

Peróxido de hidrogênio (água oxigenada): em concentração de 3% e 6% tem ação rápida, é biodegradável e atóxico, mas tem alta ação corrosiva. Sua ação é mais eficaz em capilares hemodializadores e lentes de contato, mas esse processo não é muito utilizado.

Formaldeído: pode ser utilizado na forma gasosa e líquida e, para ter ação esporicida, necessita de um longo tempo de exposição. É indicado para cateteres, drenos e tubos, laparoscópios, artroscópios e ventriloscópios, enxertos de acrílico. Por ser carcinogênico e irritante das mucosas, seu uso está mais restrito.

Glutaraldeído: líquido com potente ação biocida e pode ser utilizado em materiais termossensíveis, mas necessita de um longo tempo de exposição para ser esporicida. É muito utilizado por ter baixo custo e baixo poder corrosivo, porém é irritante das vias aéreas; pode causar queimaduras na pele, membrana e mucosas; e materiais porosos podem reter o produto. Enxertos de acrílico, cateteres, drenos e tubos de poliestireno são os materiais rotineiramente esterilizados por esse processo.

Óxido de Etileno (ETO): é um gás vastamente utilizado na esterilização de materiais laboratoriais e hospitalares de uso único por causa do seu bom custo/benefício. Sua ação se dá pela reação com uma proteína no núcleo da célula, impedindo a reprodução. Todos os produtos devem ser colocados em embalagens permeáveis a gases para permitir que o ETO penetre. Seu uso não danifica os materiais e pode ser utilizado em vários tipos de materiais, inclusive os termossensíveis. Contudo, ele é altamente tóxico, carcinogênico e teratogênico.

Validação dos processos de esterilização

Indicadores químicos e biológicos servem para verificar se o processo de esterilização está validado. Os indicadores químicos incluem o teste de Bowie e Dick, que testa a eficácia do vácuo na autoclave. Existem os indicadores colocados dentro do pacote, que avalia a penetração do agente esterilizante; e as fitas termocrômicas, que são colocados na parte externa dos pacotes e ficam listradas após a esterilização por calor.

O uso da fita é recomendado em todos os pacotes ou caixas, uma vez que indicam pelo menos se o material passou pelo processo.

Entretanto, os indicadores biológicos são os mais seguros com relação à qualidade da esterilização. Podem ser tiras impregnadas com esporos ou suspensões-padrão de esporos bacterianos, que são submetidos à esterilização juntamente com os materiais a serem processados em autoclaves, estufas e câmaras de irradiação. Terminado o ciclo de esterilização, os indicadores são colocados em meios de cultura adequados para verificação do desenvolvimento destes esporos. Se não houver crescimento, significa que o processo de esterilização está validado.

Atualmente, existem também as tiras de esporos com meio de cultura e ampolas contendo bacilos e meio de cultura líquido (autocontido), que também devem ser processados juntos com o material a ser analisado, para posterior análise após finalizado o ciclo.

Produtos relacionados

Fonte:

1. http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/orientacoes_gerais_central_esterilizacao_p1.pdf

2. https://pt.sterigenics.com/technologies/electron-beam/https://aps.bvs.br/aps/quais-as-diretrizes-basicas-de-esterilizacao-e-desinfeccao-de-artigos-clinicos-e-medico-hospitalares/

3. http://www.hospvirt.org.br/enfermagem/port/testes.html

4. https://www.ipen.br/portal_por/portal/interna.php?secao_id=741&campo=840

5. http://boaspraticasnet.com.br/irradiacao-por-raios-gama-e-alternativa-eficiente-para-esterilizacao/

6. https://oxetilfgf.com.br/blog/9-tipos-de-esterilizacao-de-materiais-qual-e-o-mais-seguro/

7. http://www.fiocruz.br/biosseguranca/Bis/manuais/biosseguranca/manual_biosseguranca-servicos_saude.pdf

# data[].attributes.attachment_link.title
Tipos de Esterilização e sua Importância

# data[].attributes.attachment_link.description
Para se evitar a contaminação em procedimentos cirúrgicos, em alguns outros procedimentos médicos e em análises laboratoriais é necessário que se utilize, instrumentos, produtos, roupas e equipamentos estéreis, ou seja, livres de qualquer forma de vida microbiana que possa interferir nos resultados de um diagnóstico.

# data[].attributes.body
Quais áreas médicas utilizam a termografia como exame médico? Por que no texto é dito que o corpo do paciente teve que entrar em equilíbrio? A termografia é uma radiação ionizante (faz mal para a saúde)? Quem é mais prejudicial: raios-X ou a termografia?

# data[].attributes.headline
Copa do Mundo 2022 e tecnologia contra o calor

# data[].attributes.subject
Copa do Mundo 2022 e tecnologia contra o calor

# data[].attributes.body
O corpo humano sofre com as altas temperaturas. Imagine jogar 90 minutos em condições tão adversas. Escreva um comentário abaixo de alguma tecnologia que foi criada no Catar para conter o calor escaldante.