# data[].attributes.body
Óxido plumboso-plúmbico >n High Lite 1.7 Ultra Index 1.8 Max Index 1.9 Photo Sun 1.56

# data[].attributes.body
n 1.52 Sodio, calcio, silicio Cristal blanco Cruxite Gris Ray-Ban (G16) Café (G15) PGX PGB

# data[].attributes.body
Cr39 1.498

# data[].attributes.body
Trivex 1.53 Futurex 1.57 Slim Lite 1.56 Policarbonato 1.585 Plástico 1.61 Thin & Lite 1.67 Súper Index 1.74

# data[].attributes.body
Un punto focal

# data[].attributes.body
Dos puntos focales

# data[].attributes.body
Multifocales

# data[].attributes.body
Positivos o Convexos

Corregir hipermetropía

# data[].attributes.body
El poder máximo refractante o de refracción, está en la parte más gruesa, y eso coincide con el centro óptico del lente.

# data[].attributes.body
Plano Convexo (uso industrial)

Biconvexo (uso industrial)

Cóncavo-Convexo (uso oftálmico)

# data[].attributes.body
Negativos, o Cóncavos

Corregir miopía

# data[].attributes.body
Centro óptico y máxima capacidad refractante es la parte más delgada.

# data[].attributes.body
Plano-cóncavo (uso oftálmico. Medidas altas)

Bicóncavo (uso industrial. Microscopio, macroscopio, etc.)

Convexo-Cóncavo (uso oftálmico. Medidas normales)

# data[].attributes.body
Para astigmatismo. Defecto esfero-cilíndrico.

Dentro del lente simula otra curvatura.

# data[].attributes.body
Los dos lados se encuentran listos para el proceso de biselado.

# data[].attributes.body
Un lado ya terminado y el otro sin tallar. Esto requiere:

# data[].attributes.body
Revisar, proteger, y marcar las bases.

Bloquear las bases.

Seleccionar moldes.

Desbaste de las bases.

Semiafinado, afinado y pullido.

Desbloquear las bases.

Control de calidad.

# data[].attributes.body
El diseño está ubicado en la cara externa. El Rx de lejos se talla por cara interna.

Precisión de 0.6 micras.

Moldes rígidos

# data[].attributes.body
Se realiza mediante curvas esféricas y cilíndricas. Estas se calculan al combinar la curva base del bloque, con la prescripción solicitada.

# data[].attributes.body
Producir una curva específica por la cara interna, puede dar potencias positivas, negativas y cilíndricas en lentes multi-focales y de visión sencilla.

# data[].attributes.body
En los lentes progresivos, los cambios de potencia en progresión y manejo de periferias, están pre-establecidos en su cara externa.

# data[].attributes.body
Después del desbaste en cara interna, la superficie es afinada y pulida.

# data[].attributes.body
Los grabados láser pueden ayudar en el proceso de revisión para verificar el diseño que se ha utilizado y después se verifica con lensometría, la potencia del lente.

# data[].attributes.body
Conocido inicialmente como tecnología Free Form

# data[].attributes.body
Tallado de lentes sin uso de moldes fijos.

Punta de diamante. Precisión de 0.1 micras.

# data[].attributes.body
Software de cálculo

Maquinaria de tallado digital

Máquina de pulido suave.

# data[].attributes.body
Sus superficies son creadas a través de un patrón de corte digital ya definido, controlado por un software.

Se puede usar para visión sencilla y para progresivos.

Tiene un pulido suave, y una superficie más precisa que el convencional.

# data[].attributes.body
Free Form- Full back side (FBS)

Dual digital vision (DDV)

# data[].attributes.body
Cambian de color al ser expuestos a la radiación solar.

Se activan por una reacción química por los rayos UV.

Hay de diferentes marcas: Transitions, Photofusión, Colormatic, y otros.

# data[].attributes.body
Ordena las ondas luminosas (tipo efecto persiana), eliminando casi por completo el deslumbramiento.

Se colocan láminas de alcohol polivinílico en yodo. Absorven las cadenas moleculares paralelas, formando líneas oscuras que polarizan la luz.

# data[].attributes.body
Para conducir. Reducen el deslumbramiento.

Para realizar trabajos al aire libre. Ingenieros, arquitectos, agricultores, jardineros. etc.

Para realizar deportes de agua o caza.

# data[].attributes.body
Reduce fatiga visual y permite confort al reducir deslumbramiento.

Facilita la visión en todo tipo de condiciones de iluminación.

# data[].attributes.body
Se elaboran por tratamiento al vacío.

Fina capa de niquel, cromo y dióxido de cilicio en la cara anterior.

Aplicación: deportes de nieve, mar y asfalto.

# data[].attributes.body
Gris: Todo defecto refractivo. Ambientes soleados. Respeta los colores.

Café: Miopes. Deportes de invierno. Ambientes con diferentes tonos de luz y sombra. Cambia la percepción de color, pero mejora el contraste.

Amarillo: Mejora el contraste. Conducir en luz ténue o neblina. Trabajar en condición nocturna (elimina el polvo atmosférico y la neblina).

Naranja: Reducen fatiga y visión nocturna. Pacientes con daño retinal, catarata, glaucoma, diabetes. Deportes: golf, tenis (mejora presición).

Rojo: Radiólogos para tener contraste especial (absorve long. de onda cortas).

Verde: Hipermétropes (define mejor contornos, altera un poco colores). Deportes náuticos y de invierno.

Azul: Moda.

Morado / Rosado: Reducen el resplandor de lámparas fluorescentes (recomendado para trabajos en interiores).

# data[].attributes.body
Disminuye la reflexión de la luz, incluyendo el resplandor y los “halos” de la luz nocturna.

Se aplican capas de óxidos metálicos para bloquear el reflejo de la luz.

Beneficio estético.

# data[].attributes.body
Capas porcelanizadas de químicos de alta resistencia y enlaces fuertes que impiden el contacto directo entre objetos físicos y la superficie del lente.

# data[].attributes.body
Filtro que Bloquea la luz azul-violeta (415nm-455nm).

Reduce síntomas de astenopia causada por sobre-exposición a pantallas.

Según varios autores ayuda en la prevención la degeneración macular. Investigaciones en curso.