# data[].attributes.body
La intensidad de la carga es proporcional a la fuerza empleada por la presión y la polaridad depende de la dirección. La tensión eléctrica generada por la carga de la superficie puede captarse y amplificarse.

# data[].attributes.body
Se basa en un efecto físico que sucede en unos pocos cristales no conductivos como el cuarzo.

# data[].attributes.body
Se utiliza una membrana con dos placas metálicas que constituyen el condensador. La deformación de la membrana, inducida por la presión, reduce la distancia entre las dos placas, aumentando la capacidad y manteniendo igual la superficie y la constante dieléctrica.

# data[].attributes.body
Mide la capacidad de un condensador que varia en función de la aproximación a la superficie activa

# data[].attributes.body
Se basan en la medida de la variación de la resistencia inducida por la deformación en función de la presión. Para ello se utiliza una membrana que se puede deformar de manera controlada en función de la presión.

# data[].attributes.body
Están ideados para permitir el control en tiempo real de niveles de agua, aceites minerales, diésel y gasolina en depósitos o tanques que admiten el montaje vertical de este tipo de instrumento.

# data[].attributes.body
Dependiendo de como se corte el material piezoeléctrico, se obtienen tres formas de operación: transversal, longitudinal y tangencial.

# data[].attributes.body
Campo de la medicina, la industria aeroespacial y la instrumentación nuclear, etc.

# data[].attributes.body
Dispositivo que utiliza el efecto piezoeléctrico para medir presión, aceleración, tensión o fuerza; transformando las lecturas en señales eléctricas

# data[].attributes.body
■ Resistente a picos de presión, vibraciones y entrada de humedad según IP67/NEMA 4X

# data[].attributes.body
Está específicamente diseñado para satisfacer los requisitos de duración y rendimiento en aplicaciones industriales que exigen cualidades antideflagrantes, como en la monitorización de fuentes y mediciones de refinado, electroquímicas, de petróleo y gas en plantas costeras y medición de gas.

# data[].attributes.body
Está diseñado para utilizar en gran variedad de aplicaciones industriales como el control de máquinas, control de proceso, equipos de laboratorio y pruebas, hidráulica y neumática .

# data[].attributes.body
≤ 1 ms con conexión de diafragma interno; ≤ 10 ms con conexión de diafragma enrasado

# data[].attributes.body
≤ 0,5 % LPC (0,25 % BFSL), incluyendo no linealidad, histéresis, error de punto cero y escala total, medido según IEC 61298-2

# data[].attributes.body
Monitorizan electrónicamente la presión del sistema en aplicaciones industriales generales, incluso en áreas peligrosas .

# data[].attributes.body
Referente por su alta exactitud garantizada dentro del 1% de la escala completa

# data[].attributes.body
Indica rápidamente bajas presiones, ya sean positivas, negativas (vacío) o diferenciales, de aire y gases no corrosivos.

# data[].attributes.body
*60Pa, 100Pa, 250Pa, 500Pa y 1KPa
*6mm, 25mm, 50mm, 100mm y 300mm
*25cm y 50cm

# data[].attributes.body
El manómetro Magnehelic® es el estándar de la industria para medir presiones de ventiladores y sopladores, resistencia de filtración, velocidad del aire, corriente de hornos, caída de presión entre placas de orificios

# data[].attributes.body
Marca la diferencia de presión relativa entre dos puntos, si dichos dos puntos tienen la misma presión el manómetro se mantendrá a 0.

# data[].attributes.body
Con estas características se obtiene una mayor longitud de desplazamiento de la aguja indicadora, favoreciendo su aplicación a sistemas registradores

# data[].attributes.body
0.5 - 1 %

# data[].attributes.body
100 MPa

# data[].attributes.body
En el helicoidal se aplica el mismo concepto, pero sólo que en forma de hélice

# data[].attributes.body
0.5%

# data[].attributes.body
100 MPa

# data[].attributes.body
1 - 5 %

# data[].attributes.body
100 MPa

# data[].attributes.body
El elemento en espiral se forma arrollando el tubo Bourdon en forma de espirar alrededor de un eje común.

# data[].attributes.body
Al aumentar la presión dentro del tubo, este se deforma, y el movimiento se transmite a la aguja indicadora.

# data[].attributes.body
Es un tubo de sección elíptica que forma un anillo casi completo y el tubo se encuentra cerrado en un extremo.

# data[].attributes.body
Al ser portátil, se puede usar mucho mas que otros

# data[].attributes.body
Presión atmosférica

# data[].attributes.body
Puede subir ó bajar por medio de un ‘tornillo de presión" colocado debajo, obteniéndose así dos ventajas, cuales son: la de poder tener un nivel constante en la cubeta, y la de ser mas portátil el instrumento

# data[].attributes.body
Se basa en la relación entre presión y altitud. Toma como referencia inicial el nivel del mar y desde allí va descendiendo la presión atmosférica a medida que se gana altitud.

# data[].attributes.body
Habitualmente se usa para conocer la altura del nivel del mar de un punto

# data[].attributes.body
Utilizando una o una serie de cápsulas aneroides, que varían de forma como consecuencia de las oscilaciones que experimenta la presión exterior que se ejerce sobre dichas cápsulas.

# data[].attributes.body
*Aneroide
*Altímetro
*Fortín

# data[].attributes.body
A diferencia del tipo pozo este permite tomar la lectura en unidades más pequeñas, significa que da lecturas más específicas.

# data[].attributes.body
0.5 - 1.0

# data[].attributes.body
1 - 120cm H2O

# data[].attributes.body
Similar al Tubo U solo que en el extremo cerrado hay un gran pozo del que el liquido sube y baja de acuerdo a la presión

# data[].attributes.body
0.5 - 1.0

# data[].attributes.body
10 - 300cm H2O

# data[].attributes.body
Se indica la presión al desplazar un liquido. Para ello se llena con agua u otro liquido un tubo de cristal en forma de U.

# data[].attributes.body
0.5-1.0

# data[].attributes.body
20-120 cm H2O

# data[].attributes.body
*En U
*Tipo pozo
*Tubo inclinado