# data[].attributes.body
1. Colocar preguntas con o sin imágenes sobre algún tema de la asignatura y esperar la respuesta del compañero, monitor o profesora.

(Si son fotografías de minerales o rocas en sección delgada subir Nicoles cruzados X y Nicoles paralelos // de la misma zona especificando el aumento del objetivo).

1. Comentar las publicaciones de sus compañeros si conoce y solo si está seguro de la respuesta.

2. Manter un vocabulario respetuoso y referente a la asignatura.

# data[].attributes.headline
Errores comunes y como reajustar el microscopio

# data[].attributes.subject
Errores comunes y como reajustar el microscopio

# data[].attributes.body
Es común que el microscopio se desajuste o se cometan errores de uso, es por ello que acá se explicarán la mayoría de ellos que como petrografos podemos realizar para reajustar el microscopio.

1. Intensidad de la luz: Siempre es mejor trabajarla al máximo porque las propiedades de los minerales pueden cambiar. El filtro azul y el diafragma pueden ayudar a los ojos fotosensibles y solucionar estos problemas.

2. Desajuste del diafragma: Cuando vemos que la sección delgada está oculta parcial o totalmente por un haz oscuro o negro posiblemente sea por esto. Los dos tornillos debajo del diafragma se pueden mover para centrarlo. Primero debemos cerrarlo por completo para que el haz de luz quedé lo más pequeño posible, con los tornillos lo centraremos hasta que quede en medio de la retícula que tiene uno de los binoculares.

3. Analizador: Muchas veces las propiedades ópticas en Nicoles cruzados se ven afectadas por un mal ajuste del analizador. Para ellos debemos quitar cualquier sección delgada que se esté observando y con el tornillo del analizador presionar y girar al mismo tiempo hasta que se oscurezca lo mayor posible. Luego apretar el tornillo.

4. Compensadores colocados: Otro error común es ver haz de luces fuccias, azules o amarillas intensas parcial o totalmente en la sección delgada. Esto puede ser debido a que el compensador tiene colocado Landa o 6landa.

5. Binoculares funcionales: si ves desenfocado por uno de los binoculares, revisa el apartado de cómo se ajustan correctamente. A veces es molesto pasar horas en el microscopio con este problema, recuerda que el ajuste es personal puesto que no todos los ojos tienen la misma capacidad visual. Acomodalo a tus necesidades.

6. La platina no sube: ¡CUIDADO! Este error es común y es imposible de arreglar por nosotros mismos, es necesario de una herramienta, es común romper los ajustes grueso y delgado por intentar arreglarlo.

7. Objetivos mal cuadrados: Cuando se gira la platina y el mineral centrado en la retícula se mueve y se sale de la zona de observación parcial o completamente, lamentablemente no hay corrección para esto. Debe ser el laboratorista quien lo solucione, avisale.

8. No se ve nada y todo lo anterior está bien: puede ser porque el revólver de los objetivos no se ajustó correctamente.

Si ninguno de estos tips te ayudo para realizar una correcta interpretación, entonces procede a notificarlo en la planilla, jefe de laboratorio, monitor o profesora. Posiblemente se deba mandar a revisión.

OTROS TIPS:

1. No apagues el microscopio si no bajaste la intensidad de la luz al mínimo.

2. No coloques secciones delgadas en la mesa, utiliza la parte posterior del microscopio o sobre el regulador de energía para luz reflejada.

# data[].attributes.attachment_caption
Fotografía tomada en el laboratorio de petrografia de la UPTC

# data[].attributes.body
No logro diferenciar los minerales en la fotografía. Nicoles Cruzados 10x

# data[].attributes.attachment_caption
Fotografía tomada en el laboratorio de petrografia de la UPTC

# data[].attributes.body
Nicoles Paralelos 10x

# data[].attributes.attachment_caption
Error de compensadores colocados (Landa lámina de Yeso) Fotografía tomada en el laboratorio de la UPTC.

# data[].attributes.body
A continuación deja tu pregunta:

# data[].attributes.body
A continuación deja tus preguntas:

# data[].attributes.attachment_caption
Carta de color. Redigitalización: Julián Hernández. 

# data[].attributes.attachment_caption
Leyes de las maclas. Autor: Julián Hernández.

# data[].attributes.body
PÁGINAS ÚTILES:
•Cristalografía:

1. https://www.ige.org/cristalografia-3D/

•Mineralogia General:

1. https://www.uhu.es/museovirtualdemineralogia/

•Mineralogía Óptica:

1. https://www.ugr.es/~velilla/atlas_mineral.html

2. http://www.ehu.eus/mineralogiaoptica/

•Petrografía:

1. https://www.virtualmicroscope.org/

2. https://www.geovirtual2.cl/geologiageneral/ggcap02.htm

3. https://web.ua.es/es/e-pesedua/presentacion.html

4. https://web.ua.es/es/pim/

5. https://webs.ucm.es/info/petrosed/

DEFINICIONES:

Petrografía:
Petrología:
Ígnea: Fuego "Ignis"
Sedimentaria: Asentamiento "Sedimentun"
Metamórfica: Cambio de forma "Meta+morphe"
Roca:
Magma: 750°-1250°C

Tipos de magma:

1. Primario: (simático) ocurre por fusión del manto (100-1200°C) principalmente magma basálticos.

2. Secundario: (anatéctico) fusión parcial (900°C) Rocas de la corteza subductada. Principalmente magma ácido.

Estados:

1. Fundido: Principalmente iones SiO4 y AlO5 iones metálicos.

2. Gaseoso: Disueltos (CO2, SO2, CH4, CO, H2S, Ar, He, Cl, N2, O2, H2, B, F.

3. Sólido: Minerales (cristales de mayor punto de fusión).

Componentes:

1. Oxígeno: 47%

2. Silicio: 28%

3. Aluminio: 8%

4. Hierro: 4,5%

5. Calcio: 3,5%

6. Potasio: 2,5%

7. Sodio: 2,5%

8. Magnesio: 2,5%

9. Titanio y Potasio: 1-0,1%

10. Z, U, Au, Sn, Sr, Rb: <0,1%

Lava: Magma en la superficie o cerca de ella.
Composición de la corteza: