# data[].attributes.body
Nikon Eclipse TE200

# data[].attributes.attachment_link.title
Eventos microscopio Nikon exp funcionales

# data[].attributes.body
Estas son la instrucciones que tenía yo del 2019 para medir calcio

# data[].attributes.body
Luz Blanca

# data[].attributes.attachment_link.description
Access Google Calendar with a Google account (for personal use) or Google Workspace account (for business use).

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
You are using an old version of Chrome which will soon be unsupported. Upgrade Google Chrome

Drive

Drive

Sign in

Folder Path

metafluor

Download all

Name

Download

metafluor quick titration calibration.pdf

Download

metafluor.pdf

Download

MetaFluorBasics.pdf

Download

Users guide Metafluor.pdf

No files in this folder. Sign in to add files to this folder

# data[].attributes.headline
Identificación de los cables que se enchufan en la compu.

# data[].attributes.subject
Identificación de los cables que se enchufan en la compu.

# data[].attributes.body
1: la ficha gris que está directamente conectada a la compu, es la llave que permite que usemos el Metafluor. NO SACAR NUNCA JAMAS DE LOS JAMASES!!!
A ese puerto está conectado el controlador de las bombas de inyección (que nunca usamos).
2: La cámara tiene dos puntos de conexión con la compu, uno es gris oscuro, de cable más grueso; el otro es gris clarito, enchufe chiquito, ubicado por debajo del enchufe del controlador de los shutters.
3: controlador de los shutters, cable doble gris clarito.

# data[].attributes.body
Ahora usamos el puerto COM que está en la parte delantera del controlador de los shutters.

# data[].attributes.headline
Identificación de los cables del controlador de shutters

# data[].attributes.subject
Identificación de los cables del controlador de shutters

# data[].attributes.body
1: conectores controlador-shutters
2: conector controlador-computadora
3: hacia enchufe de pared

# data[].attributes.attachment_link.title
Identificación de los cables del controlador de shutters

# data[].attributes.body
El controlador tiene fusibles de repuesto que quedaron guardados DENTRO del controlador mismo. Si se queman, hay que llamar a Esteban y los cambia.

# data[].attributes.body
YA NO USAMOS PASSWORD!

# data[].attributes.body
Modelo PDMI-2, Harvard Apparatus, Inc

# data[].attributes.body
Quedó ubicado en la cajonera bajo escritorio de Gise, 4to cajón.

# data[].attributes.body
10X seco
40x OIL 1.30: ESTE ES EL QUE USAMOS GRALMENTE
60X seco
100x OIL DIC

# data[].attributes.body
Marca ORIEL 61945

# data[].attributes.body
10-2022: el filtro se encuentra muy dañado! Lo vaciamos, limpiamos y le sacamos los vidrios de silica. A partir de ahora lo vamos a usar sin vidrios y sin agua!

# data[].attributes.headline
Link a información para compra de shutter: 

# data[].attributes.subject
Link a información para compra de shutter: 

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Description

Click to view the VS35 datasheet, which features mechanical and electrical specifications, timing data, and technical drawings.

The Uniblitz VS35 has been designed to provide accurate, repeatable exposures for a wide variety of applications. The VS series shutters have been successfully field tested in microscopy, video imaging, PMT protection, and photographic applications worldwide. The VS35 is available in a housed or un-housed configuration for OEM applications (or simply where spatial limitations are a consideration).

Uni-stable shutter devices, like the VS35, require power to hold the blades in the open state (though the device can be custom-configured for "normally open" operation).

As of May 1, 2019, the 7-pin Female Mating connector is no longer included with purchase. Purchase 7-pin Female Mating Connector.

*The "For use in Vacuum" option will equip the shutter with encapsulated coils for vacuum levels up to 10⁻⁶ Torr. The housing, connector, and electronic sync options cannot be selected from the product builder when "For use in Vacuum" is applied as these options are not vacuum compatible and may cause outgassing. For higher vacuum-rated applications, or questions, please

Key Features

Check out the VS35 datasheet for additional information regarding features and specifications.

35mm aperture

Uni-stable operation

Slim, small form-factor

Transfer time on opening: 13.0 milliseconds

Total opening time: 18.0 milliseconds

Configured for the VCM-D1 Shutter Driver

Downloads

# data[].attributes.attachment_link.title
VS35 35mm Optical Shutter - Uniblitz Shutter Systems

# data[].attributes.attachment_link.description
The Uniblitz VS35 35mm optical shutter by Vincent Associates has been designed to provide accurate, repeatable exposures for a wide variety of applications.

# data[].attributes.headline
10-11-2023 Reemplazo de uno de los shutters originales por el nuevo UNIBLITZ comprado en 2023! 

# data[].attributes.subject
10-11-2023 Reemplazo de uno de los shutters originales por el nuevo UNIBLITZ comprado en 2023! 

# data[].attributes.body
Con llave allen aflojar 3 tornillos que conectan el shutter+filtros a la estructura general

# data[].attributes.body
Con llave allen desconectar shutter de filtros, son dos tornillitos a cada lado de la caja de rueda de filtros

# data[].attributes.headline
El shutter viejo queda guardado en la cajonera de madera bajo el escritorio de Gise, cajón 4.

# data[].attributes.subject
El shutter viejo queda guardado en la cajonera de madera bajo el escritorio de Gise, cajón 4.