# data[].attributes.body
Allmember medical /PCA,BJ,IQV

# data[].attributes.headline
เช็ดเครื่องปั๊มสัญญา

# data[].attributes.body
เช็ดเครื่องปั๊มสัญญาณชีพ

# data[].attributes.headline
เครื่องนี้ได้ทำการซ่อมและได้ทำการทดลองว่าใช่งานได้

# data[].attributes.subject
เครื่องนี้ได้ทำการซ่อมและได้ทำการทดลองว่าใช่งานได้

# data[].attributes.headline
หน้าจอเครื่อง monitor ไม่แสดงผล

# data[].attributes.subject
หน้าจอเครื่อง monitor ไม่แสดงผล

# data[].attributes.body
302 นนธกานต์ ถวายเทียน
หน้าจอเครื่องมอนิเตอร์ไม่แสดงผล เลยทำการเปลี่ยนฟิวส์ และสายจอภาพ

# data[].attributes.headline
ทำการ list  ชื่

# data[].attributes.body
ทำการ list  ชื่อเอกสารที่จัดเก็บในเเต่ล่ะกล่องแต่ล่ะปี เพื่อทำการบันทึกในไฟล์ list ง่ายต่อการค้นหา

# data[].attributes.body
เข้าห้องผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์การแพทย์ ทำความรู้จักกับชิ้นส่วนต่างๆ

# data[].attributes.headline
ศึกษาดูงานในห้องLine PCA ทำงานเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์

# data[].attributes.subject
ศึกษาดูงานในห้องLine PCA ทำงานเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์

# data[].attributes.body
ทำการจดชื่อเอกสารแต่ละปี เพื่อที่จะหาเอกสารง่าย

# data[].attributes.headline
ธนกร อธิวัฒนา

# data[].attributes.subject
ธนกร อธิวัฒนา

# data[].attributes.body
สอบเทียบเครื่องวัดความดัน

# data[].attributes.body
ได้รู้จักชิ้นส่วนของเครื่องช่วยหายใจ และต่อเซ็ทเครื่องช่วยหายใจ

# data[].attributes.headline
ขั้นตอนการฆ่าเชื้อก่

# data[].attributes.body
ขั้นตอนการฆ่าเชื้อก่อนเข้าห้องปฏิบัติงานหรือห้องPCA

# data[].attributes.headline
ก่อนเข้าห้องPCA

# data[].attributes.subject
ก่อนเข้าห้องPCA

# data[].attributes.body
ก่อนจะเข้าห้องPCAต้องล้างมือและทำความสะอาดทุกครั้ง

# data[].attributes.headline
คีย์เกี่ยวกับการสำรวจผู้บริโภค

# data[].attributes.subject
คีย์เกี่ยวกับการสำรวจผู้บริโภค

# data[].attributes.body
สำรวจผู้บริโภคว่าต้องการใช้อะไรเพราะเหตุใด

# data[].attributes.headline
ทำการเช็คเอกสาร เพื่

# data[].attributes.body
ทำการเช็คเอกสาร เพื่อนำไปบันทึกลงในข้อมูลคอมพิวเตอร์

# data[].attributes.headline
ทำการตัดต่อสื่อการเร

# data[].attributes.body
ทำการตัดต่อสื่อการเรียนการสอนวิธีการผลิตและขั้นตอนการผลิตงาน

# data[].attributes.headline
ทำการจดชื่อเอกสารเพื

# data[].attributes.body
ทำการจดชื่อเอกสารเพื่อที่สะดวกในการหาในครั้งต่อไป

# data[].attributes.headline
ประกอบเครื่องBPสอดแข

# data[].attributes.body
ประกอบเครื่องBPสอดแขน

# data[].attributes.headline
คีย์ข้อมูลจัดซื้อจัด

# data[].attributes.body
คีย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างลงเครื่อง

# data[].attributes.attachment_caption
302 นนธกานต์ ถวายเทียน ทำการถอดเครื่องเช็คสภาพ และทำความสะอาดภายใน เทสเครื่องให้พร้อมใช้งาน

# data[].attributes.headline
Centrifuge ตั้งเวลาได้แต่ไม่ได้ตัดเวลาขณะเครื่องทำงาน 

# data[].attributes.subject
Centrifuge ตั้งเวลาได้แต่ไม่ได้ตัดเวลาขณะเครื่องทำงาน 

# data[].attributes.body
302 นนธกานต์ ถวายเทียน เนื่องจากตัวต้านทานสองตัวขึ้นสนิม ทำการบัดกรีเปลี่ยนตัวต้านทาน และเครื่องกลับมาทำงานปกติ

# data[].attributes.headline
Cal  เครื่องผลิ

# data[].attributes.body
Cal  เครื่องผลิตออกซิเจนส่งลูกค้า

# data[].attributes.headline
Cal เครื่องผลิตออกซิ

# data[].attributes.body
Cal เครื่องผลิตออกซิเจน

# data[].attributes.body
ตรวจสอบงาน

# data[].attributes.headline
เช็คชิ้นงานนำส่งขาย<

# data[].attributes.body
เช็คชิ้นงานนำส่งขาย

# data[].attributes.body
304 นางสาวมาดีฮะห์ เกาะสาและ
เปลี่ยนแบตเตอรี่ เนื่องจาก ครบอายุการใช้
งาน

# data[].attributes.body
304 นางสาวมาดีฮะห์ เกาะสาและ
ตรวจเช็คคลื่นไฟฟ้าหัวใจ เนื่องจากเครื่องEKGไม่อ่านค่าคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

# data[].attributes.body
304 นางสาวมาดีฮะห์ เกาะสาและ
เปลี่ยนหลอดไฟโฟโต้ เนื่องจากครบอายุการใช้งาน

# data[].attributes.headline
ตรวจสอบเช็ค Flow เคร

# data[].attributes.body
ตรวจสอบเช็ค Flow เครื่องผลิตออกซิเจนที่โรงพยาบาลสามโคก จ.ปทุมธานี

# data[].attributes.headline
ทำการจะแพ็คกิ้งสินค้

# data[].attributes.body
ทำการจะแพ็คกิ้งสินค้าแล้วนำไปส่งให้ลูกค้า

# data[].attributes.headline
ทำการเช็คเอกสาร 

# data[].attributes.body
ทำการเช็คเอกสาร

# data[].attributes.headline
ทำการแปลภาษาญี่ปุ่น-

# data[].attributes.body
ทำการแปลภาษาญี่ปุ่น-ไทย เพื่อที่จะให้คนอื่นเข้าใจมากขึ้น

# data[].attributes.headline
ทำการเช็คตรวจสอบล็อค

# data[].attributes.body
ทำการเช็คตรวจสอบล็อคเกอร์

# data[].attributes.headline
ตรวจสอบยอดการผลิตและ

# data[].attributes.body
ตรวจสอบยอดการผลิตและจัดส่งสินค้าออก

# data[].attributes.headline
หลอดไฟจากตู้อบทารกไม่ติด

# data[].attributes.subject
หลอดไฟจากตู้อบทารกไม่ติด

# data[].attributes.body
302 นนธกานต์ ถวายเทียน
เปลี่ยนบัลลาสต์ ตัวเก่าเสีย

# data[].attributes.headline
เครื่อง ventilator ทำงานไม่ปกติ

# data[].attributes.subject
เครื่อง ventilator ทำงานไม่ปกติ

# data[].attributes.body
302 นนธกานต์ ถวายเทียน
เปลี่ยนท่อนำ O2 ภายในเครื่อง

# data[].attributes.headline
หลอดไฟตู้อบเด็กไม่ติด 

# data[].attributes.subject
หลอดไฟตู้อบเด็กไม่ติด 

# data[].attributes.body
302 นนธกานต์ ถวายเทียน
เปลี่ยนหลอดใหม่

# data[].attributes.headline
เข้าโรงพยาบาลสามโคกต

# data[].attributes.body
เข้าโรงพยาบาลสามโคกตรวจเช็คเครื่องผลิตออกซิเจน

# data[].attributes.headline
Cal เครื่องผลิตออกซิ

# data[].attributes.body
Cal เครื่องผลิตออกซิเจน โรงพยาบาลสามโคก

# data[].attributes.headline
ทำการถ่ายวีดีโอเพื่อ

# data[].attributes.body
ทำการถ่ายวีดีโอเพื่อที่จะให้ลูกค้าดูการทำงานของเครื่องpacking

# data[].attributes.headline
ทำการเขียนใบ DAR เพื

# data[].attributes.body
ทำการเขียนใบ DAR เพื่อที่จะรับคืนเอกสารฉบับเก่าได้ง่ายขึ้น

# data[].attributes.body
304 มาดีฮะห์ เกาะสาและ
เปลี่ยนแบตเตอรี่ เนื่องจาก ครบอายุการใช้งาน

# data[].attributes.headline
304 มาดีฮะห์ เกาะสาแ

# data[].attributes.body
304 มาดีฮะห์ เกาะสาและ
ตรวจเช็คความเรียบร้อยของเครื่อง ที่เขาส่งคารีเบท

# data[].attributes.body
Cal & PM เครื่องผลิตออกซิเจน โรงพยาบาลสามโคก

# data[].attributes.body
304 น.ส.มาดีฮะห์ เกาะสาและ
ลงวอร์ด NICU เพื่อไปสอบเทียบเครื่องให้ความอบอุ่นเด็ก

# data[].attributes.body
304 มาดีฮะห์ เกาะสาและ
ต่อเซ็ทเครื่องVentilator

# data[].attributes.headline
Cal เครื่องผลิตออกซิ

# data[].attributes.body
Cal เครื่องผลิตออกซิเจน

# data[].attributes.headline
ทำการเช็คล็อกเกอร์

# data[].attributes.subject
ทำการเช็คล็อกเกอร์

# data[].attributes.headline
ทำพอยท์เกี่ยวกับการผ

# data[].attributes.body
ทำพอยท์เกี่ยวกับการผลิตเครื่องมือแพทย์

# data[].attributes.headline
ทำการเทรนพนักงานที่พ

# data[].attributes.body
ทำการเทรนพนักงานที่พึ่งเข้ามาใหม่ เทรนเกี่ยวกับเครื่องมือที่ทำการผลิต

# data[].attributes.headline
ทำการตรวจสอบใบ work 

# data[].attributes.body
ทำการตรวจสอบใบ work ในแต่ล่ะวัน

# data[].attributes.body
ทำการเปลี่ยนหัวเกย์ เนื่องจากหัวเกย์อันเก่าแตกหัก

# data[].attributes.headline
จัดทำเอกสารบริษัท เค

# data[].attributes.body
จัดทำเอกสารบริษัท เครื่องมือทางการแพทย์

# data[].attributes.body
304 น.ส.มาดีฮะห์ เกาะสาและ
ประกอบเครื่อง Monitor เนื่องจากเครื่องพึ่งมาใหม่

# data[].attributes.body
302 นนธกานต์ ถวายเทียน
สอบเทียบเทอร์มอมิเตอร์

# data[].attributes.body
302 นนธกานต์ ถวายเทียน
ทำการเปลี่ยนแบต ตั้งค่าเวลาใหม่

# data[].attributes.body
302 นนธกานต์ ถวายเทียน
สอบเทียบเครื่องช่างนํ้าหนักเด็กทารก

# data[].attributes.attachment_caption
302 นนธกานต์ ถวายเทียน

# data[].attributes.body
สอบเทียบ theremo / theremo ปรอท

# data[].attributes.headline
ถอดเช็ค ทำความสะอาดเ

# data[].attributes.body
ถอดเช็ค ทำความสะอาดเครื่องผลิตออกซิเจน

# data[].attributes.headline
Monitor วัดค่า BP ค่ายิ่งลด

# data[].attributes.subject
Monitor วัดค่า BP ค่ายิ่งลด

# data[].attributes.body
302 นนธกานต์ ถวายเทียน
ทำการถอดเครื่อง ทำการเปลี่ยน โซลินอยด์ ทำให้เครื่องกลับมาเป็นปกติ

# data[].attributes.headline
หน้าจอ monitor ไม่แสดงผล

# data[].attributes.subject
หน้าจอ monitor ไม่แสดงผล

# data[].attributes.body
302 นนธกานต์ ถวายเทียน
จอไม่แสดงผลเนื่องจากสายแพรขาด ทำการเปลี่ยนสายแพรใหม่

# data[].attributes.headline
มือจับเปิดฝาเครื่อง centifuge หัก ทำให้ที่จับฝาไม่ไปดันสวิตช์ เครื่องไม่ติด

# data[].attributes.subject
มือจับเปิดฝาเครื่อง centifuge หัก ทำให้ที่จับฝาไม่ไปดันสวิตช์ เครื่องไม่ติด

# data[].attributes.body
302 นนธกานต์ ถวายเทียน
แก้ปัญหาโดยการตัดอลูมีเนียมมาดาม ยึดน็อต ทำให้มือจับฝาดันสวิตช์ และเครื่องทำงานปกติ

# data[].attributes.headline
เครื่องจี้และตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้า เต้ารับหัวแจ็คที่ต่อกับกราวเสีย ทำให้เครื่องใช้งานไม่ได้

# data[].attributes.subject
เครื่องจี้และตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้า เต้ารับหัวแจ็คที่ต่อกับกราวเสีย ทำให้เครื่องใช้งานไม่ได้

# data[].attributes.body
302 นนธกานต์ ถวายเทียน
เปลี่ยนเค้ารับหัวแจ็คใหม่

# data[].attributes.body
304 มาดีฮะห์ เกาะสาและ
เปลี่ยนหลอดไฟโฟโต้ เนื่องจากครบอายุการใช้งาน

# data[].attributes.headline
Otoscope ไฟส่องไม่ติด

# data[].attributes.subject
Otoscope ไฟส่องไม่ติด

# data[].attributes.body
302 นนธกานต์ ถวายเทียน
Otoscope หรือเครื่องสองหูไฟไม่ติด เนื่องจากหัวไฟขาด แก้ไขโดยการเปลี่ยนหัวไฟใหม่

# data[].attributes.body
304 มาดีฮะห์ เกาะสาและ
สอบเทียบเครื่องมอนิเตอร์ เนื่องจากเครื่องพึ่งซ่อมเสร็จ

# data[].attributes.headline
BP วัดค่าไม่ได้

# data[].attributes.subject
BP วัดค่าไม่ได้

# data[].attributes.body
302 นนธกานต์ ถวายเทียน
BP วัดค่าไม่ได้เพราะสายรั่วตรงปลาย ทำการทำและต่อหัวเข้าใหม่ ก้สามารถใช้งานได้เหมือนเดิม

# data[].attributes.headline
เรียนรู้วงจรการทำงานเครื่องตัดจี้

# data[].attributes.subject
เรียนรู้วงจรการทำงานเครื่องตัดจี้

# data[].attributes.headline
เครื่องซีนสูญญากาศ

# data[].attributes.subject
เครื่องซีนสูญญากาศ

# data[].attributes.body
304 มาดีฮะห์ เกาะสาและ
อาการ ปั๊มไม่ดูด เนื่องจากสายพานเสีย
วิธีแก้ปัญหา คือ เปลี่ยนสายพานชิ้นใหม่