# data[].attributes.attachment_link.provider_name
ComoFunciona | Explicaremos hasta cosas que NO existen!

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Un Calibre, o Pie de Rey, es una herramienta de medición que nos permite medir (redundancia aparte) piezas, tanto desde su cara interna como externa, con una escala de hasta un milímetro dividido en diez partes (0,1 mm).

En este artículo conoceremos qué es, como usarlo (tanto uso como lectura), cuáles son sus partes, y lo más importante: ¿Cómo hay que cuidarlo para que no se doble/rompa?

Publicidad de Google AdSense

La calidad de un producto se debe, en muchas ocasiones, a la exactitud y precisión del tamaño de distintas piezas (como tornillos, ejes, , tapones, entre otros), y para auditar si la forma/grosor de distintas piezas es correcta, se puede corroborar con esta herramienta: .

Que es un calibre

Un calibre, pie de rey o vernier es una herramienta de medición que ofrece un patrón con el cual se compara este patrón con lo que se quiera medir. Es utilizado mayormente para medir diámetros interiores y exteriores con una precisión mayor al de una regla común.

Precisión de un calibre

La precisión de un calibre es de una décima de milímetro, es decir es capaz de dividir un milímetro en 10 partes. Comparemos esta precisión con el de una regla común. Si miramos una regla común vamos a poder apreciar un valor como por ejemplo 1,5 cm lo que es igual a 15 milímetros. Mientras que con el calibre vamos a poder apreciar un valor de 1,54 cm lo que es igual a 15,4 mm.

Por otra parte, existen calibres aun mas precisos que pueden tener precisiones de una vigésima de milímetro (divide el milímetro en 20 partes) y una quincuagésima parte de milímetro (dividen el milímetro en 50 partes).

Para que sirve un calibre

Un calibre como mencionamos a principio de este articulo, es una herramienta de medición que se desarrollo con el fin de medir con una alta precisión determinada longitudes. El calibre ademas permite realizar mediciones "internas" y "externas" gracias a su doble boca.

Publicidad de Google AdSense

Como funciona un calibre

El funcionamiento del calibre es muy simple. Vamos a explicar como utilizarlo para obtener distintas medidas de una misma pieza. Imaginemos una arandela, podemos obtener dos medidas de esta pieza con el calibre.

En primer lugar abrimos las mordazas externas y colocamos la arandela entre medio de ellas. Esta medida nos dará el diámetro exterior de la arandela. Luego hacemos lo mismo con las orejas para medir interiores. En este caso cerramos las orejas, colocamos la arandela, y luego abrimos las orejas hasta que ambas hagan tope con los extremos del interior de la arandela. De esta forma podemos conseguir la medida del diámetro interno de la arandela.

Como leer un calibre

Una vez que tenemos la medición realizada como explicamos en el párrafo anterior, llego el momento de leerla. Para esto tenemos 3 escalas distintas. Una escala principal dividida en cm y mm, una escala en pulgadas, que no nos interesara a menos que quisieramos medir en pulgadas y un nonio de milímetros (en la figura anterior el numero 6).

Vamos a verlo con un ejemplo que va a ser mas fácil. Imaginemos que tenemos la siguiente medición.

Podemos ver por la escala principal que estamos hablando de unos 3,8 cm o 38 mm. Lo que debemos determinar ahora es la décima parte del milímetro y este lo determinaremos con el nonio. Podemos ver que en el nonio tenemos una escala de 0 a 10. Debemos buscar la raya que coincida con alguna de las rayas de la escala principal. Por si no se llega apreciar coinciden en la 3er raya del nonio.

Con esto podemos concluir que la décima parte del milímetro coincide en 3/10, por lo que la medición exacta de esta imagen es de 3,83 cm o 38,3 mm.

Partes de un calibre

1. Mordazas externas. Para mediciones de partes externas de una pieza

2. Orejas Internas. Para mediciones de partes internas de una pieza

3. Aguja para medida de profundidades. Cuando se quiere determinar la profundidad del hueco de una pieza.

4. Escala principal. Escala con divisiones en milímetros y centímetros con la que determinamos la primer parte de la medida.

5. Escala secundaria. Contiene divisiones en pulgadas para poder devolver valores de mediciones en pulgadas.

6. Nonio en milímetros. Para determinar la lectura de la fracción de milímetros. Dependiendo en cuantas fracciones este dividido el nonio determinara la precisión del calibre

7. Nonio en pulgadas. Para realizar la misma función que el nonio en milímetros solo que cuando se realiza una medición en pulgadas.

Botón

de deslizamiento o freno. Cuando esta abierto permite que la parte móvil del calibre se deslice. Cuando esta cerrado no permite el movimiento de la parte móvil.

Tipos de calibres

Segun la medicion a realizar

Calibres patrón: Calibres que sirven como referencia para fabricar otros calibres.

Calibres verificación: Utilizados generalmente para la medición de piezas terminadas.

Calibres de trabajo: Utilizados durante el trabajo.

Segun su funcionamiento

Calibre pie de rey universales: Son los calibres tradicionales. Tienen una gran duración y un bajo costo al no utilizar mucho herramental.

Calibre pie de rey con reloj. Son similares a los calibre pie de rey universales solo que poseen un reloj que permiten la lectura inmediata del valor de la medición. Tiene como ventaja mayor claridad en las lecturas, pero posee la desventaja de que no tiene la posibilidad de medir en pulgadas.

Calibre pie de rey digitales. Son los calibres mas modernos del mercado. Tienen la gran ventaja de que la medición es mostrada directamente por la pantalla y no lleva a errores por observación. Tiene la desventaja de que son los mas caros del mercado.

Diferencias entre calibre y micrómetro

El calibre y el micrómetro son ambas herramientas de medición muy precisas. Ambas dos miden longitudes y devuelven valores en centímetros. Lo que la diferencia una de otra es la precisión con la que miden. Mientras que el calibre tiene una precisión de máximo 1/50 mm, el micrómetro trabaja con una precisión de 1/100 hasta 1/1000 mm.

Fuentes e información complementaria

# data[].attributes.attachment_link.title
CALIBRE o PIE DE REY | Que es, para que sirve, tipos y como funciona

# data[].attributes.attachment_link.description
Un Calibre, o Pie de Rey, es una herramienta de medición que nos permite medir (redundancia aparte) piezas, tanto desde su cara interna como externa, con una escala de hasta un milímetro dividido en diez partes (0,1 mm).

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Un pie de rey, también llamado calibrador o calibre con escala vernier, es un instrumento de medida de precisión.

El pie de rey incluye dos juegos de pinzas que sirven para medir exteriores e interiores. Además, gracias a la sonda de profundidad, el calibre tipo pie de rey también se puede usar para medir el fondo de un orificio ciego, ranuras, cavidades, etcétera.

Si quieres saber cuáles son las mejores marcas y modelos, echa un vistazo a la guía para comprar calibres pie de rey.

¿Por qué se llama pie de rey?

Antes de la invención del metro como unidad de medida, se usaban los pies y los palmos para tomar medidas. El pie no media en todas partes lo mismo: un pie de Inglatera no mide lo mismo que un pie de Castilla, por ejemplo. Y evidentemente, tampoco miden lo mismo los pies de todas las personas que viven en un lugar. El pie que se usaba como referencia era el pie del rey del lugar, es decir, el pie real.

El calibre con escala Vernier que se usa en ingeniería y arquitectura para medir longitudes medidas a 30 cm se llama pie de rey por referencia a esta antigua medida. Otros nombres que recibe este instrumento de medición son calibrador y calibre de corredera.

¿Para qué sirve un calibrador vernier?

Con este instrumento puedes medir elementos y piezas mecánicas u otros objetos con una gran precisión: muy superior a la que se consigue con una cinta métrica o regla.

La apreciación de un calibre pie de rey, es decir la medida más pequeña que es capaz de medir o apreciar el instrumento, va desde los 0.1 mm hasta los 0.02 mm, aproximadamente. En comparación una regla metálica o un flexómetro tienen una apreciación de 1 mm o 0.5 mm. En este último caso, además, apreciar los medios milímetros resulta muy complicado, puesto que las líneas de la escala graduadas están excesivamente juntas y se confunden unas con otras.

¿Qué tipo de objetos se pueden medir? Cualquier cosa que pueda alojarse entre sus mordazas. Es importante que el objeto sea rígido y no compresible, puesto que la medida se vería alterada. Tomar la medida del diámetro exterior de un tornillo roscado de métrica es una de los usos más comunes del pie de rey. También se puede medir el interior de una tuerca o cavidad roscada, vástagos y espárragos, la profundidad de una cavidad, por ejemplo, el fondo de un cilindro de un motor de explosión, etc.

En todos los ejemplos del párrafo anterior, se puede aproximar su medida usando el metro o una regla graduada. Sin embargo, estos instrumentos de medida carecen de la apreciación necesaria para que la medida sea realmente útil. Por ejemplo, a la hora de tallar una rosca o buscar un tornillo en la ferretería, no es admisible siquiera un error de 2 o 3 décimas de mm y la apreciación del metro o la regla es aún muy inferior a dicha tolerancia.

Por otro lado, el calibrador no sirve para medir aquellos elementos que requieren aún de una precisión mayor de medida. Es decir, el pie de rey deja de ser adecuado cuando su apreciación no es lo suficientemente pequeña. En este caso el siguiente instrumento de medida a considerar sería el micrómetro, cuya apreciación es igual o superior a 10 micras (1 micra = µ = 1 / 1000 mm).

En resumen: el calibre tipo pie de rey sirve para medir piezas con más precisión que el metro o la regla y con menos precisión que el micrómetro. En la práctica, algunos de los usos más habituales del calibrador vernier son la toma de medidas de elementos de ferretería: tornillos, clavos, tuercas, alambre, remaches, brocas, etc. También resulta muy útil en la mecánica del automóvil, en mantenimiento industrial, fontanería, electricidad y muy especialmente en mecanizado: tareas de torneado, fresado, taladrado, etc.

Si quieres ampliar información sobre el pie de rey vernier, en esta publicación de demaquinasyherramientas.com encontrarás mucha información adicional sobre el calibre. Sin duda, una de las páginas más completas en castellano sobre esta herramienta de metrología.

Partes del calibre pie de rey con escala vernier

Un calibre está formado por una parte fija y una corredera móvil que desplaza, al mismo tiempo, la mordaza de medir exteriores, la de interiores y la sonda de profundidad.

En la parte fija del calibre encontramos:

La escala principal de medida (en milímetros o pulgadas)

La boca fija de las mordazas

En la corredera móvil encontramos:

La boca móvil de las mordazas

La sonda de profundidad

La escala auxiliar o nonio

El freno para bloquear la apertura del calibradoj

Tipos de medidas

El pie de rey tiene dos juegos de pinzas de diferente tamaño y una sonda de profundidad. Las pinzas más grandes se usan para medir exteriores, las pequeñas para interiores y la sonda para medir profundidad.

Medidas de exteriores

Las pinzas más grandes del pie de rey se usan para medir exteriores. Se deben usar las caras interiores planas de las pinzas y no su extremo biselado, pues puede falsear la medida y solo se ha de usar cuando la parte plana no permita hacer la medición.

Por ejemplo, puedes usar las caras de exteriores para tomar la la medida entre las caras de una tuerca hexagonal:

Medida de interiores

La medición de una distancia situada entre dos paredes no la podrás hacer con las pinzas de exteriores. En este caso debes usar las caras para medir interiores.

Por ejemplo, con las pinzas de interiores del calibre puedes medir la boca de una llave fija:

Medida de escalones

Las caras para medir escalones permiten tomar medidas entre dos superficies paralelas que se encuentran a distinta altura.

Un ejemplo: medición de piezas escalonadas. Esta pieza también se puede medir con la sonda de profundidad.

Medida de profundidad

La varilla o sonda de profundidad de un pie de rey permite medir ranuras y la distancia que hay desde la superficie hasta el fondo de una pieza con un agujero ciego, por ejemplo.

¿Qué es un nonio?

El nonio es una escala auxiliar que tienen algunos instrumentos de medida que permite aumentar la apreciación de su escala principal. ¿Qué quiere decir esto? Veamoslo con un ejemplo.

Si coges una regla graduada en milímetros y mides un objeto cuya medida no sea un numero redondo, sobrará o faltará una fracción de milímetro para que la medición del objeto coincida con una de las unidades de la regla. En otras palabras, diremos que el objeto en cuestión mide 10 mm y un poquito más, o lo contrario, que le falta un pelín para llegar a los 10 mm. Ese poquito que no podemos apreciar con la vista, aunque sabemos que está ahí, es, precisamente, lo que mide un nonio.

El nonio fue inventado en 1515 por el portugués Pedro Nunes, también conocido por su nombre latino Petrus Nonius. Nonius era un geografo y matemático que inventó el nonio para medir fracciones angulares con la ayuda de un astrolabio. Su sistema usaba un conjunto de escalas paralelas que permitían apreciar con mayor precisión la escala principal de medida.

¿Cómo funciona un nonio? El nonio requiere de una escala auxiliar, que está impresa o grabada en relieve sobre la parte móvil del instrumento de medida. El fabricante del instrumento de medida hace coincidir el cero del nonio (escala auxiliar), con el cero de la regla (escala principal). Después se toma un número de unidades y la línea final de estas unidades en la regla se hace coincidir con la linea final del nonio. El nonio tiene un mayor número de divisiones que las correspondientes en la regla.

En el siguiente ejemplo, para verlo con más claridad, se muestra lo opuesto a lo descrito en el párrafo anterior, esto es, un nonio con menos divisiones que las correspondientes de la regla. En la figura, se han tomado 6 unidades en la escala principal y se han hecho cuatro divisiones en el nonio. El resultado es que la longitud de cada división del nonio es de 1.5 veces la medida principal (6 / 4 = 1.5). Como puedes comprobar, 6 veces la unidad de la escala principal (6 x 1) es equivalente a 4 veces la unidad del nonio (4 x 1.5).

En la realidad, el nonio de un pie de rey está dividido en más partes que las unidades tomadas de la escala principal. La consecuencia de esto es que cada raya del nonio corresponde a una fracción de la unidad principal. Lo que sigue es que si el cero del nonio coincide con el de la regla, la primera linea quedará desfasada, pero la última de ambas líneas coincidirá. En otras palabras, se aprovecha el desfase y la diferencia de medidas de las dos escalas para poder apreciar de manera precisa esos poquitos que nos faltan para que la medida sea redonda.

Por ejemplo, si se toman 9 mm de un pie de rey y se divide en 10 partes su nonio, cada una de las unidades inferiores tendra un tamaño de 0.9 mm (9 / 10 = 0.9 mm). En reposo el cero de ambas escalas coincidirá. En cambio, el número uno del nonio quedará 0.1 mm desfasado respecto al numero uno de la escala (1 mm - 0.9 mm = 0.1 mm). Si abrimos ligerísimamente la corredera hasta el punto en que ambas marcas coincidan, la separación entre las mordazas del calibre será, precisamente de 0.1 mm. Y en efecto: 0.1 mm de separación entre las mordazas + 0.9 mm = 1 mm.

En el ejemplo anterior, la apreciación de dicho pie de rey será de 0.1 mm. Es decir, podremos medir décimas de milímetro. ¿Cómo see la medida? Si medimos una tuerca de 25.4 mm, por ejemplo, el número cero del nonio superará ligeramente el numero 25 en la regla. Para averiguar cuánto más mide dicha tuerca, solo tienes que observar qué marca del nonio coincide de manera perfecta con la regla: esa es la fracción adicional que has de sumar a la medida. En este caso verías que es la marca del 4 la que coincide. El 5 se aproximaría mucho, pero quedaría ligeramente desviado, al igual que el 6. El 7 y el 3 tendrían un desfase aún mayor, etc.

Cómo leer un calibre con escala vernier tipo pie de rey

Usaremos como ejemplo este calibre pie de rey con nonio vernier de 0.1 mm (1/10 mm = diez divisiones).

En la escala vernier auxiliar podemos apreciar que:

El cero del nonio supera la marca de la escala principal de 15 mm

El cero del nonio no llega a la marca de 16 mm

Por tanto, la medida estará comprendida entre 15 y 16 mm, además se puede observar que:

La marca del nonio que mejor se ajusta a alguna marca de la regla es la del 8

Tanto la marca del 7 como la del 9 están ligeramente desviadas

Luego: si sumamos el desfase del nonio (0.8 mm) a la medida de la escala principal (15 mm), obtenemos que la medición es de 15.8 mm. Y en efecto: puedes apreciar a simple vista como la marca del cero del vernier está mucho más próxima a los 16 mm que a los 15 mm. Esta verificación adicional te asegura que la interpretación de la medida es correcta.
Vídeo: cómo medir con un calibre pie de rey
Cómo conservar un pie de rey

Para la buena conservación del pie de rey, debes limpiar al calibre cuando hayas terminado de usarlo, especialmente en el caso de que se haya manchado de grasa, taladrina u otros líquidos de corte / refrigerantes. Además, periódicamente debes aplicar una fina lámina de aceite o vaselina en sus guías y secar el exceso con un papel absorbente. Y, por supuesto, guardarlo en su funda.

En cuanto al uso, debes evitar que el calibre sufra golpes o que se caiga al suelo. Además, nunca debes medir con los extremos de las puntas de exteriores, sino con su superficie plana. Tampoco debes usar las puntas de interiores como compás.

Y otra cosa que jamás debes hacer es medir la pieza con el torno en marcha. Hacer semejante cosa desgastará rápidamente la superficie de referencia del calibre y además te expones a sufrir un accidente.

Errores de medida con el pie de rey

A la hora de medir con un pie de rey, la precisión será mayor o menor, en función de varios factores. Los errores de medida pueden deberse principalmente a dos causas:

Error humano: puede ser un error de interpretación de la medida (error de lectura) o un error de medición (mal uso del instrumento).

Error del calibre

El calibre puede tener diferentes errores de medida. Por ejemplo, el desgaste de las guías puede inclinar la boca móvil distorsionando la medición. Otra posibilidad es que las caras de referencia estén ya desgastadas o con falta de planitud, defectos de paralelismo, etcétera. El tornillo de freno también puede alterar la medida si la fricción que hace contra la regla desplaza accidentalmente la boca móvil.

En cuanto a los errores humanos, los más comunes son los siguientes. Aplicar un exceso de fuerza en la medida puede deformar la regla del calibre y alterar la medición. No colocar perfectamente plano el calibre es otro error común, como también lo es usar las puntas de las pinzas para exteriores, en vez de su parte plana. Además, aplicar un defecto de fuerza también puede alterar la medida, al igual que el mal uso del tornillo de ajuste.

Los anteriores son errores relativos a la forma de medir. Otro tipo de error humano es hacer una mala lectura de la medida indicada por la escala vernier. Las condiciones de iluminación, el estado superficial de la regla del calibre y su acabado (brillante o mate), así como la graduación de la vista del operario son tres factores que influyen en la interpretación de la lectura del calibre. Por ejemplo, para la misma medida, dos personas pueden considerar que la marca del nonio que mejor coincide con la escala principal no es la misma.

El efecto paralax es uno de los factores que puede introducir un error de medida. Este consiste en una mala apreciación de la posición de la escala auxiliar sobre la principal y ocurre cuando no se mira de manera perpendicular el calibre. El efecto paralax también se da en los relojes analógicos. Si el minutero no lo miramos de manera perpendicular a la esfera, sino ladeado, nos dará la impresión de que la aguja apunta a otro número. Y por eso hay que situarse de frente para leer un pie de rey.

También es importante tener en cuenta el principio de Abbe. Este principio dice que solo se podrá medir con precisión aquello cuyo eje coincida de manera lineal con el instrumento usado para la medición.

Es decir, en el pie de rey el eje del instrumento es el de la escala principal, sin embargo, la medición se hace con las pinzas, las cuales no coinciden con el eje, sino que están separadas de este. Eso quiere decir que si existe holgura en la corredera con respecto a la regla fija, se producirá un error de medida. De hecho, este es uno de los defectos de algunos calibradores baratos.

Otro error relacionado con el principio de Abbe es la aplicación de una fuerza excesiva por parte del usuario que mide con el pie de rey. En este caso puede suceder que como resultado de la presión ejercida la regla se curve y altere la medida (pensemos en un sargento de carpintería: al apretar el tornillo la corredera de sección rectangular se traba sobre la pletina y así es como se ejerce la presión).

El principio de Abbe no distorsiona, sin embargo, la medición con el micrómetro de herradura, puesto que en este caso el eje de la pieza y del instrumento si coinciden, es decir, sí son paralelos. Puedes aprender más sobre el principio de Abbe en este artículo del Centro Español de Metrologia.

También es importante que la pieza que se mide y el pie de rey estén a la misma temperatura, pues de lo contrario la medición quedará alterada debido al diferente grado de dilatación de los materiales.

En conclusión, aunque la lectura e interpretación de la medida sea correcta, y sin duda lo será en un calibre digital, la medición puede no ser perfecta debido al estado del desgaste del calibre, falta de paralelismo, etc.

Cómo comprobar que un calibre pie de rey mide correctamente

Hay dos comprobaciones rápidas que puedes hacer para chequear el estado de tu calibre.

Primero, cuando está cerrado no debe haber paso de luz entre las bocas fija y móvil. Segundo, para comprobar la medida puedes usar galgas o calas de referencia. Estas piezas están mecanizadas con una alta precisión, lo que te permite averiguar si el calibre está midiendo bien o no. También puedes comparar la medición con un micrométro o bien con otro calibre.

Principio de funcionamiento de un calibre

¿Por qué funciona el pie de rey? Ya hemos visto que el principio de funcionamiento de este aparato se basa en la escala Vernier pero ¿en qué consiste esta escala?

La escala Vernier o nonius está impresa o grabada en relieve en la corredera del calibre. En esta escala cada una de las divisiones son menores a un milímetro. En función de la apreciación del calibre, serán de 0.95 mm (si el calibre aprecia 0.05 mm) o de 0.98 mm (si es de 0.02 mm).

Lo anterior implica que si abrimos la mandíbula del instrumento 0.05 mm, la segunda línea de la escala vernier coincidirá con la segunda de la escala principal. Si lo abrimos 0.10 mm, lo hará la tercera y así sucesivamente.

Esta acumulación de fracciones de 0.05 mm es la que permite saber cuánto mide la parte decimal de la pieza. Para que sea más fácil de leer, los fabricantes de calibres pies de rey añaden un par de detalles:

Imprimen la escala vernier en fracciones de milímetro

Aumentan de manera proporcional el tamaño del nonio para que las divisiones de la escala sean más grandes (sin que ello afecte a la medida)

Ventajas y desventajas del calibre frente al micrómetro

El micrómetro de arco es un instrumento de medición más preciso que un calibre, sin embargo el calibre tiene tres ventajas:

Los pies de rey son más baratos que los micrómetros

El calibre puede abarcar un mayor rango de medidas mientras que el micrómetro se ve muy limitado (se requieren varios juegos de instrumentos para poder medir el mismo rango de piezas que con el calibre)

El calibre universal puede medir exteriores, interiores y ranuras, mientras que el micrómetro convencional solo sirve para exteriores

Pero también inconvenientes:

El calibre se ve afectado por el error de Abbe, no así el micrómetro que tiene el eje de medida paralelo al de la pieza

La apreciación del calibre no solo es menor, también más difícil de leer (especialmente si se compara un calibres de 0.02 mm con un micrómetro de 0.01 mm)

Comparte en tus redes sociales

¿Qué es un pie de rey y para qué sirve?
Categoría:Reglas y plantillas
Pie de rey

# data[].attributes.attachment_link.description
Información sobre el calibre tipo pie de rey: cómo funciona y para qué sirve. Tipos de pie de rey. Consejos de conservación, etcétera.

# data[].attributes.attachment_link.title
Qué es un calibre pie de rey, cuántos tipos hay y para qué sirven

# data[].attributes.attachment_link.description
Los fabricantes ofrecen una amplia variedad de calibres pie de rey que se adaptan a los diversos objetos a medir y también a los requerimientos del usuario, desde el momento en que hay incluso calibre

# data[].attributes.attachment_link.title
Calibre (instrumento) - Wikipedia, la enciclopedia libre

# data[].attributes.attachment_link.description
El calibre también denominado vernier, calibrador, cartabón de corredera, pie de metro o pie de rey, es un instrumento de medición, principalmente de diámetros exteriores, interiores y profundidades, utilizado en el ámbito industrial. El vernier es una escala auxiliar que se desliza a lo largo de una escala principal para permitir en ella lecturas fraccionales exactas de la mínima división.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Calibre, Pie de rey o Vernier

Instrumento, que permite medir la profundidad y las dimensiones internas y externas de objetos de reducido tamaño

Calibre, Pie de rey o Vernier es un instrumento para medir dimensiones de objetos relativamente pequeños, desde centímetros hasta fracciones de milímetros (1/10de milímetro, 1/20 de milímetro, 1/50 de milímetro). En la escala de las pulgadas tiene divisiones equivalentes a1/16 de pulgada, y, en su nonio, de 1/128 de pulgadas. Consta de una "regla" con una escuadra en un extremo, sobre la cual se desliza otra destinada a indicar la medida en una escala. Permite apreciar longitudes de 1/10, 1/20 y 1/50 de milímetro utilizando el nonio. Mediante piezas especiales en la parte superior y en su extremo, permite medir dimensiones internas y profundidades. Posee dos escalas: la inferior milimétrica y la superior en pulgadas.

Componentes:

1. Mordazas para medidas externas.

2. Mordazas para medidas internas.

3. Coliza para medida de profundidades.

4. Escala con divisiones en centímetros y milímetros.

5. Escala con divisiones en pulgadas y fracciones de pulgada.

6. Nonio para la lectura de las fracciones de milímetros en que esté dividido.

7. Nonio para la lectura de las fracciones de pulgada en que esté dividido.

8. Botón de deslizamiento y freno.

Como leer un Calibre (en milímetros). La regla del instrumento es graduada en 1mm. La escala del nonio está dividida en 50 partes de 0,02mm y cada quinta parte está numerada de 1 a 10, que significa decimales.

Examinando el ejemplo de arriba constatamos que el cero de la escala móvil "pasó" de la graduación 13mm. Recorriendo con los ojos la extensión de la escala móvil vemos que la graduación que coincide con una graduación cualquiera de la escala fija es de 72 (primera graduación no numerada después del 7), por lo tanto, debemos agregar a los 13mm, 0,72mm, totalizando 13,72mm que es la lectura del calibre.

El principio del nonio también se aplica en las lecturas en pulgadas y tanto en la división de fracciones ordinarias como en fracciones decimales.

A-.......... 13 , 00

B-.......... 0 , 72

13,72 mm es su medida

Mediciones de Interiores y Exteriores:

Si usted está usando un calibre, Pie de Rey tipo universal Starrett Serie 125, la medición de interiores se realiza utilizando patas superiores. A diferencia de la serie 125, el calibre Starrett Serie 1251 para trabajo pesado no posee las patas superiores para mediciones de interior. En este caso, existe la necesidad de agregarle la medida obtenida de las puntas de las patas inferiores cuando son cerradas, para llegar a la medida correcta y completa.

La medida mínima "A" es 10mm (0,394") para el rango de 300mm (12") y 20mm (0,787") para las franjas de 50mm (20"), 600mm (24") y 1000mm (40").

Al usar un calibre Pie de Rey Starrett 123 graduado solamente en milímetros o sólamente en pulgadas, el procedimiento es el mismo para mediciones de interiores o exteriores, usando la escala superior (mediciones de interiores) o la inferior (mediciones de exteriores).

Tipos especiales:

Existen diversas formas de calibres pie de rey en el mercado, según sea la utilización que se le tenga que dar, las longitudes de las patas y de la regla son especiales y de grandes longitudes, (hasta 2000 mm de regla y 200 mm de patas) en la siguiente lista estánlos más habituales:

Con patas en escuadras hacia el interior o hacia el exterior.

Con la pata de la regla escalada desplazable.

Con puntas en la escuadra hacia el exterior.

Tornero normal y de patas largas (no el tornero).

Con patas intercambiables.

Elementos necesarios para la calibración:

1. Caja de bloques patrones.

2. Anillos patrones o micrómetro de exterior con resolución 0.001 (previamente calibrado)

3. Mármol de referencia

Acondicionamiento del calibre:

1. Limpiar el calibre correctamente.

2. Verificar que no presente golpes.

3. Cerrar las mandíbulas y verificar que no permita el pasaje de luz entre ellas.

Acondicionamiento de los elementos para la calibración:

1. Limpiar los bloques para que no queden rastros de gratitud (la gratitud de las manos suele traer inconvenientes para el "pegado" de las galgas una con otras).

2. Verificar que los elementos no presenten golpes o fisuras.

3. Contar con los certificados actualizados de las calibraciones de las galgas, los anillos y el *micrómetro (* = en caso de necesitarlo). Recordar que cada elemento debe estar perfectamente identificado.

Ventajas y desventajas de los calibres pie de rey:

De diversas formas y tamaños para cualquier necesidad

Los calibres mecánicos presentan buena durabilidad (resistentes frente a golpes y desgaste)

Desventajas:

Inferior en rendimiento frente a un micrómetro. Esto se debe a "La máxima exactitud puede obtenerse únicamente cuando el eje del instrumento está alineado con el eje de la pieza que está siendo medida" Ernst Abbe (1890).

Requiere de elementos costosos para su calibración.

Instrucciones de seguridad y conservación

Una vez utilizado el pie de rey se limpiará con un trapo o una gamuza hasta quitar el tacto de las manos. Cuando se estime que el instrumento va a estar un largo período de tiempo sin usar, se recubrirá con una ligera capa de vaselina neutra.

El calibre pie de rey deberá guardarse en su correspondiente estuche individual cerrado. A su vez deberá protegerse conservándolo en vitrinas cerradas o en armarios de talleres según proceda.

Paralelamente al mantenimiento que se realiza con el uso del instrumento, debe efectuarse una revisión a fondo en el momento que el pie de rey se envía a la calibración periódica. Esta operación se hace por personal calificado de Metrología y comprende el desmontaje de los componentes del pie de rey, revisión, limpieza y puesta a punto del instrumento.

El nonio es la parte fundamental del calibre al permitirnos medir con precisión una longitud (exterior, interior o de profundidad). Sin el nonio sería una simple regla graduada.

El sistema consiste en una regla sobre la que se han grabado una serie de divisiones según el sistema de unidades empleado (milímetros), y una corredera o carro móvil con una marca o fiel o punto de referencia (identificado con un 0) que se mueve a lo largo de la regla.

Dada una escala de medida (milímetros y centímetros), podemos apreciar hasta su unidad de división más pequeña (el milímetro), siendo esta la apreciación con la que se puede dar la medición; es fácil percatarse que entre una división y la siguiente hay más medidas, que unas veces esta más próxima a la primera de ellas y otras a la siguiente.

Para poder apreciar los distintos valores entre dos divisiones consecutivas (entre un milímetro y el siguiente), se desarrolló una segunda escala que se denomina nonio o vernier, grabada sobre la corredera y cuyo punto cero es el fiel o punto de referencia, hay que tener en cuenta que el nonio o vernier es esta segunda escala, no el instrumento de medida o el tipo de medida a realizar, tanto si es una medición lineal, angular, o de otra naturaleza, y sea cual fuere la unidad de medida.

Está claro que si empleamos una regla para hacer una medida, sólo podemos apreciar hasta la división más pequeña de esta regla (un milímetro); si además disponemos de una segunda escala, llamada nonio o vernier, podemos distinguir valores más pequeños.

El nonio o escala vernier toma un fragmento de la regla, en el sistema decimal un múltiplo de diez menos uno, 9, 19..., y lo divide en un número más de divisiones 10, 20,..., en la figura tomamos 9 divisiones de la regla y la dividimos en diez partes iguales, es el caso más sencillo, de tal modo que cada una de estas divisiones sea de 0,9 unidades de la regla. Esto hace que si la división cero del nonio coincide con la división cero de la regla, la distancia entre la primera división de la regla y la primera del nonio sea de 0,1; que entre la segunda división de la regla y la segunda del nonio haya una diferencia de 0,2; y así, sucesivamente, de forma que entre la décima división de la regla y la décima del nonio haya 1,0, es decir: la décima división del nonio coincide con la novena de la regla, según se ha dicho en la forma de construcción del nonio. Esto hace que en todos los casos en los que el punto 0 del nonio coincide con una división de la regla el punto diez del nonio también lo hace.

http://metrologia.fullblog.com.ar/calibre-pie-de-rey-711224354220.html

http://mmcdp.webcindario.com/piederey/piederey.htm

http://www.matematicasypoesia.com.es/metodos/meuweb103.htm

# data[].attributes.attachment_link.description
Calibre, Pie de rey o Vernier Instrumento, que permite medir la profundidad y las dimensiones internas y externas de objetos de reducido tamaño Calibre, Pie de rey o Vernier es un instrumento para medir dimensiones de objetos relativamente pequeños, desde centímetros hasta fracciones de milímetros (1/10de milímetro, 1/20 de milímetro, 1/50 de milímetro).

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
El pie de rey es un instrumento de medición de magnitudes; el mismo es también conocido como calibrador y vernier. Este último nombre se debe a su inventor, Pierre Vernier, matemático francés; quien igual inventó la escala vernier. Dicha escala es la utilizada en la medición por medio del pie de rey.

La escala vernier consiste en una escala auxiliar llamada nonio que permite disminuir el margen de error en las medidas tomadas. Esto se debe a que al utilizar una regla puedes observar que entre las divisiones, incluso las más pequeñas, tienen a su vez divisiones entre ellas que no están marcadas.

Lo que hace el nonio es marcar dichas divisiones, haciéndolas visibles para poder determinar medidas de mayor precisión. Existen diferentes tipos de nonios y son comúnmente empleados en diversas áreas, sobre todo en construcción; para poder tomar medidas con precisión.

¿Qué es el Pie de Rey?

El pie de rey es capaz de medir incluso fracciones de milímetros; mostrando una capacidad de medición más precisa que la de los elementos convencionales. El mismo está formado por una regla que hace del cuerpo del instrumento, en sus extremos posee partes para mediciones internas y externas y está equipado con un nonio.

La regla cuenta con dos tipos de medida, en la parte superior se mide en pulgadas y en la inferior en milímetros. Así mismo el extremo superior cuenta con las pinzas para medidas externas e internas, las más grandes correspondiendo a las externas y las pequeñas a las internas. Mientras el extremo inferior posee una especie de varilla para la medición de profundidades.

El pie de rey es un instrumento sumamente completo, tanto por su capacidad de medir con una elevada exactitud, como por su equipamiento, que permite medir distintos tipos de superficies. Tiene además un funcionamiento de ajuste para qué puedas movilizar el nonio a través de las medidas de la regla y ajustar las pinzas en el objeto de medición.

¿Para qué sirve el Pie de Rey?

El pie de rey es un instrumento de medición, no obstante, ya existían otros tipos de instrumentos de medición como los diferentes de reglas incluyendo la cinta métrica que tiene la ventaja poder medir en superficies curvas. Entonces ¿por qué el pie de rey es innovador? Porque los instrumentos de medición tenían una capacidad de precisión inferior a este.

La innovación del pie de rey se debe a su multifuncionalidad y la implementación del nonio. Para darte una idea del funcionamiento de este; el nonio toma un fragmento de la regla y la subdivide, haciendo que entre la distancia de la primera división de la regla y la primera división del nonio haya una diferencia de la mitad de la unidad de la regla.

Lo que hace entonces tengas una precisión milimétrica de mayor exactitud, pues sin la fragmentación de los milímetros de la regla puedes terminar asumiendo una medida con más amplio margen de error. En el caso de su múltiple funcionalidad es por su capacidad de medir interiores y exteriores con las pinzas ajustables, quedando al ras de los extremos de la superficie a medir.

Usos del Pie de Rey

El pie de rey se utiliza mayormente en oficios como la construcción, la tornería y la mecánica. Este es gracias a que mide ángulos internos y externos.Volviendolo ideal para trabajar con piezas como tuercas. El pie de rey es usado normalmente en estos oficios, aunque también se puede emplear para usos no especializados, solo hay que manejarlo con cuidado.

¿Cómo se usa el Pie de Rey?

Aprender a utilizar el pie de rey no es una tarea complicada pero debe ser adecuadamente empleado para tener las medidas correctas; de lo contrario no serviría de nada tener un calibrador de alta precisión si las medidas van a arrojar error por mal uso.

Lo primero que debes asegurarte es que esté recto y nivelado con la superficie a medir

Ajusta las pinzas superiores o inferiores, dependiendo si vas a medir el interior o exterior del objeto

Ambos pares de pinzas tienen un funcionamiento de deslizamiento

Una vez deslizado, lo fijas con el impulsor para que no se mueva mientras mides

A continuación realizas la medición, para ello fíjate en la división de la regla que coincide con el "0" del nonio

Para ver cuánto fue desplazado observas la correspondencia del nonio con el principal, midiendo los milímetros

Debes tener en cuenta que las mediciones en pulgadas se realizan de forma distinta, considerando los números decimales en fracción. El pie de rey es un instrumento delicado, así que es prudente ser cuidadoso al momento de emplear el pie de rey. Al guardarlo recuerda dejar cerradas las pinzas con el impulsor fijado, para que estas no se deslicen.

El pie de rey es una herramienta común de encontrar en talleres mecánicos, su uso se extiende a toda área en el que se requiera medidas exactas. Más que todo de objetos huecos, en el cual tanto las pinzas externas como internas se utilizan, e incluso el medidor de profundidad.

Tipos de Pie de Rey

Debido a la inmensa variedad de objetos que hay y lo útil del sistema de medición de vernier se han implementado una amplia variedad de pie de rey, que varían el tamaño, el tipo de objetos a medir e incluso el funcionamiento. Siendo unos más exactos o complejos que otros. Entre los principales destacan los siguientes:

Barras de profundidades, mide dimensiones interiores de pequeño tamaño.

Posee una pantalla LCD para indicar la medición de forma automática. Su rango de precisión es más elevado al no depender de la estimación humana de la medida.

Específicamente diseñado para la medición de espesor de un material, los hay subdivididos en analogicos y digitales.

Pie de Rey con calibrador ajustable

Para objetos con puntas desiguales, se ajusta verticalmente las pinzas del pie de rey entre las puntas.

Este es de gran tamaño y se usa en la medición de engranajes.

También hay diferencias entre los distintos pie de rey que dependen de las medidas que abarcan. Al momento de adquirir uno, es crucial que pienses en el uso que le darás, pues es a partir de allí que podrás evaluar las características que necesita tener el pie de rey para adaptarse a tus necesidades. Aunque el de tipo universal es el más versátil en este punto.

Características del Pie de Rey

En realidad dependiendo del tipo de pie de rey varian las partes que posee y consecuentemente sus características; por ello explicaré las características del tipo universal. Principalmente porque independientemente si el pie de rey posea más partes, debe contar con estas; a excepción del digital, que no requiere de nonios por ser automático.

El pie de rey se conforma de 6 partes fundamentales:

Dos pinzas, una pinza fija y una móvil para ajustar al tamaño del objeto.

Dos pinzas, igualmente una pinza fija y otra movible. Estas son más pequeñas que las pinzas exteriores.

Vara utilizada para medir la profundidad, se encuentra en el extremo inferior.

Se utiliza para fijar las pinzas una vez deslizadas.

De estos hay dos, uno para leer fracciones de milímetros y el otro para leer pulgadas. Pequeña escala movible que subdivide la regla.

Regla a la que están adheridas las demás piezas.

A excepción del cuerpo, la mayoría de las partes del pie de rey son movibles para ajustarse a las piezas de medición. Es esta cualidad lo que lo hace un instrumento de cuidado, para no dañar los mecanismos que lo fijan en su posición. El pie de rey digital posee una pantalla LCD en lugar de los nonios.

Importancia del Pie de Rey

El pie de rey es un instrumento de gran relevancia a la hora de hacer mediciones. La exactitud en instrumentos analogicos no es tan sencilla de conseguir por el margen de error humano; por ello, la implementación de los nonios fue toda una innovación que permitió realizar estas mediciones con menor margen de error, e implementar su uso en diversas áreas.

Si deseas información más detallada sobre los diversos tipos de pie de rey existentes o sobre otros instrumentos de medición; te invito a revisar a mis posts, donde seguramente encontrarás la información que necesitas.

# data[].attributes.attachment_link.title
Pie de Rey - ¿Qué es, cómo funciona y para qué sirve? 🥇

# data[].attributes.attachment_link.description
Pie de Rey I➨ es un material de laboratorio por excelencia. ¿Quieres cononcer Qué es, cómo funciona y para qué sirve un Pie de Rey ¡Entra! 2024

# data[].attributes.attachment_link.title
👉‍‍ Cómo usar un PIE de REY o CALIBRADOR

# data[].attributes.attachment_link.title
Partes de un Calibrador o Pie de Rey  | Indoamericana

# data[].attributes.attachment_link.title
Cómo utilizar el Vernier o Pie de Rey (78-201)

# data[].attributes.attachment_link.title
1 EJERCICIOS para calibrador o vernier, pulgadas y milimetros

# data[].attributes.attachment_link.title
Calibrador Pie de rey - Medidas en pulgadas

# data[].attributes.attachment_link.entities[].name
Lectura de Fraccionarios Del Pie De Rey En Pulgadas

# data[].attributes.attachment_link.title
como usar un calibrador, pie de rey o vernier 2

# data[].attributes.attachment_link.title
Como tomar lectura con el calibrador Pie de Rey