# data[].attributes.body
1. Chatburn RL.: A New System for Understanding Modes of Ventilation, RRT, FAARC. 2002
2.Ventilación Mecánica. Libro del Comité de Neumología Crítica de la SATI. Guillermo Chiappero y Fernando Villarejo. Editorial Médica Panamericana. Madrid 2005
3.http://www.enfermeriarespira.es/about/modalidades-ventilatorias
4.  Marini JJ.: Pressure-controlled ventilation. En: Tobin MJ, ed. Principles and Practice of Mechanical Ventilation. New York: McGraw-Hill
5. Notario S, Jordá R, Alapont V, Galván A: La ventilación vectorial. Respirador Vector * XXI. En: Net A, Benito S, eds. Ventilación mecánica. 3ª ed. Barcelona: Springer-Verlag Ibérica
6.Protocolos de actuación de enfermería de la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital General Universitario “Gregorio Marañón”

# data[].attributes.headline
Control de Asa Cerrada
(Closed Loop Control,Retroalimentación negativa 

# data[].attributes.subject
Control de Asa Cerrada
(Closed Loop Control,Retroalimentación negativa 

# data[].attributes.body
El control por retroalimentación fuerza la salida de gas a ser estable en presencia de alteraciones del medio (Ej. Fugas del circuito, cambio en la mecánica pulmonar.

# data[].attributes.headline
Control de Asa Abierta (Open
Loop Control):

# data[].attributes.subject
Control de Asa Abierta (Open
Loop Control):

# data[].attributes.body
La salida del gas se controla mediante la entrada determinada por el operador (ej.: Flujo y Tiempo Inspiratorio) y alteraciones en el medio.

# data[].attributes.body
La categorización de la función de control de alto nivel del ventilador. El control tipo especifica la variación del control y cómo será manipulada

# data[].attributes.body
• La inspiración cambia entre presión control y volumen control en una respiración dependiendo de la mecánica pulmonar y la mecánica pulmonar ventilatoria.

# data[].attributes.body
La inspiración está controlada por presión en las respiraciones, pero la presión límite se ajusta automáticamente entre las respiraciones para lograr un volumen tidal deseado en presencia de cambios en la mecánica pulmonar y la mecánica pulmonar ventilatoria

# data[].attributes.body
ventilador puede cambiar entre volumen control y presión control.

# data[].attributes.headline
Nuevas modalidades ventilatorias Modalidades de control dual

# data[].attributes.subject
Nuevas modalidades ventilatorias Modalidades de control dual

# data[].attributes.body
1. En el mismo ciclo • Aumento de presión Presión de soporte con volumen asegurado. VAPS. 2. Ciclo a ciclo a) Limitadas a presión y cicladas a flujo
• Volumen asistido. VA
• Presión de soporte variable. VPS b) Limitadas a presión y cicladas a tiempo
• Ventilación controlada a volumen y regulada a presion. PRVC.
• Ventilación con soporte adaptativo. APV • Autoflow • Control de presión variable

# data[].attributes.body
Es un modo de ventilación limitado por presión y ciclado por tiempo. Cuando se inicia la inspiración, porque el paciente la inicia o por tiempo, se genera un gradiente de presión entre el alveolo y la vía aérea abierta entonces se produce un movimiento  de gas, cuya cantidad depende de la resistencia al flujo, de la compliance pulmonar, del tiempo inspiratorio programado y del potencial esfuerzo muscular. Durante la inspiración la presión en la vía aérea es constante y el flujo decelerado.

# data[].attributes.headline
 limitados por presión ciclados por flujo

# data[].attributes.subject
 limitados por presión ciclados por flujo

# data[].attributes.body
La respiración espontánea puede ser asistida con una presión de soporte PASB y así ayudar al pte a profundizar las inspiraciones. En este caso la modalidad cambia y pasa a denominarse presión soporte mas PEEP en vez de un CPAP. La presión soporte es un modo ventilatorio asistido, limitado por presion y ciclado por flujo, donde el volumen depende de las resistencias del aparato respiratorio.

# data[].attributes.body
El primero realiza modificaciones en los parámetros del ventilador dentro del mismo ciclo respiratorio y el segundo realiza las modificaciones pertinentes ciclo a ciclo, es decir, modifica el soporte en el ciclo siguiente, a partir de los datos recogidos en el ciclo anterior.

# data[].attributes.body
permiten al ventilador controlar el volumen o la presión basándose en un mecanismo de feedback de volumen.