# data[].attributes.body
Richtlinie der Bundesärztekammer zur Qualitätssicherung laboratoriumsmedizinischer Untersuchungen

# data[].attributes.body
Was benötige ich und wo finde ich es?

Materialien:

Messgerät

Nutzer ID

Teststreifen

Kontrollösung 1&2

Tupfer

Flächendesinfektionsmittel

# data[].attributes.body
Einschalter drücken, Selbsttest abwarten,

Information über Ladezustand und Fälligkeit der Qualitätskontrolle

# data[].attributes.body
Gliederung in Patiententest, Kontrolltest und Prüfergebnis

# data[].attributes.body
Reiter "Kontrolltest" wählen, Anmeldung durch scannen Nutzerbarcode (bester Abstand 10-15cm)/händische Eingabe des ID Codes, CAVE: Anmeldung zwingend erforderlich

# data[].attributes.body
erforderliche Qualitätskontrolle anwählen, Anweisungen auf dem Display befolgen (Kontrollmaterial einscannen - Streifencharge einscannen - Streifen einschieben - Kontrolllösung aufbringen ), 5 sec. für Ergebnisbericht

# data[].attributes.body
• Schraubverschluss vom Fläschchen entfernen Spitze der Flasche mit fusselfreiem Tuch abwischen Fläschchen zusammendrücken bis sich ein kleiner Tropfen bildet, diesen an den vorderen Rand des Streifen halten bis genug eingesogen - Messergebnis wird angezeigt. Nach Messung beider Kontrollen, Spitze des Fläschchens nochmal abwischen und verschließen.

# data[].attributes.headline
Unverschlossene Streifendosen führen zu falschen Messwerten

# data[].attributes.subject
Unverschlossene Streifendosen führen zu falschen Messwerten

# data[].attributes.body
die gültige Kontrollmessung muss dokumentiert werden, Aufbewahrungsfrist 5 Jahre, erfolgt hier elektronisch

# data[].attributes.body
ACCU-CHEK Inform II ist geeignet für Transplantationspatienten, infektiöse Patienten und Patienten in der Barrierepflege, da es desinfizierbar ist

# data[].attributes.body
Sofern noch nicht vorhanden ist dieser über ZD3 anzufordern.

# data[].attributes.body
• bei Öffnung einer neuen Packung Datum auf die Flasche schreiben, da geöffnet nur noch 3 Monate haltbar, längstens aber bis Verfallsdatum auf Packung

# data[].attributes.attachment_link.title
ACCU CHEK® Inform II: Kontrolllösung Durchführung | QC Test | Glukosekontrolltest | Anleitung

# data[].attributes.body
Kontrolllösung - Bestellnummer: .............

Teststreifen - Bestellnummer: .............

Bestellung erfolgt über Apotheke

# data[].attributes.body
Dokumentation der Kalibrierung + Handzeichen

# data[].attributes.headline
Gerätedaten beachten - Messbereich 0,6 mmol/l bis 33,3 mmol/l 

# data[].attributes.subject
Gerätedaten beachten - Messbereich 0,6 mmol/l bis 33,3 mmol/l 

# data[].attributes.headline
Ohne gültige Qualitätskontrollen sind keine Patientenmessungen möglich

# data[].attributes.subject
Ohne gültige Qualitätskontrollen sind keine Patientenmessungen möglich

# data[].attributes.body
Niedrig (Lösung 1) - 5,8 - 7,3 mmol/l

Hoch (Lösung 2) - 15,1 - 19 mmol/l

# data[].attributes.body
https://www.cardinalhealth.com/content/dam/corp/web/documents/literature/accu-chek-inform-II-system-brochure.pdf

https://www.management-krankenhaus.de/produkte/labor-diagnostik/accu-chek-inform-ii-system-professionelles-und-vernetztes-glukosemonitorin

# data[].attributes.headline
Ergebnisse mit Zielwerten Prüfen, steht auf den Teststreifen

# data[].attributes.subject
Ergebnisse mit Zielwerten Prüfen, steht auf den Teststreifen