# data[].attributes.body
-García, O. ¨Instrumentos de temperatura¨.Diciembre,2015. Aviable in:https://prezi.com/21xjgs7onqmv/instrumentos-de-temperatura/?fallback=1
-Ben, G. Instrumentos de medición de temperatura¨. Diciembre, 2015. Manual de la FAA "Aircraft Instrument systems

# data[].attributes.body
La temperatura total de aire (TAT) es la temperatura estática de aire y cualquier subida en la temperatura causada por el movimiento del highspeed de la aeronave a través del aire. El incremento en la temperatura es conocido como elevación de ataque. Probetas sensoras TAT se construyen específicamente para exactamente captar este valor y transmitir señales para la indicación de la cabina del piloto

# data[].attributes.body
Un par termoeléctrico es un circuito o una conexión de dos metales diferentes. Los metales se tocan en dos empalmes separados. Si uno de los empalmes se calienta a una temperatura superior a la del otro, se produce en el circuito una fuerza electromotriz. Este voltaje es en seguida proporcional a la temperatura. Entonces, midiendo la cantidad de fuerza electromotriz, se puede determinar la temperatura . Un voltímetro se coloca sobre el más frío de los dos empalmes del par termoeléctrico.

# data[].attributes.body
la medición de las temperaturas de los gases de escape por medio de termopares proporciona una indicación bastante representativa de las condiciones predominantes en una turbina , pero el rendimiento variable de un conjunto de compresor / turbina y el envejecimiento de los termopares pueden ocasionar errores . El resultado es que el motor de mejor actuación puede funcionar a una temperatura de la turbina inferior a la óptima especificada . Además , la temperatura real de los álabes de los motores que llevan álabes enfriados por aire , es función de la eficacia de refrigeración así como de la temperatura de entrada de la turbina , dando con ello una característica de disminución de potencia adicional

# data[].attributes.body
En algunos usos del método termoeléctrico de indicación de temperatura , pueden funcionar según los principios de servocontrol en oposición al principio convencional de bobina móvil . La salida del termopar se suministra a un módulo procesador de señales que consta principalmente de un circuito de referencia de unión fría y un amplificador de señales de error .

# data[].attributes.body
Un sistema de indicación de temperatura del tipo medidor de relación consta de un elemento detector y de un indicador de bobina móvil , que a diferencia del tipo convencional tiene dos bobinas que se mueven a la vez en un campo de imán permanente de intensidad no uniforme . Las instalaciones de las bobinas y los métodos para obtener el campo no uniforme dependen del diseño del fabricante

# data[].attributes.body
Un sistema de indicación de temperatura del tipo medidor de relación consta de un elemento detector y de un indicador de bobina móvil , que a diferencia del tipo convencional tiene dos bobinas que se mueven a la vez en un campo de imán permanente de intensidad no uniforme . Las instalaciones de las bobinas y los métodos para obtener el campo no uniforme dependen del diseño del fabricante

# data[].attributes.body
Los elementos de medición empleados en los indicadores de tipo resistencia y en la mayoría de los sistemas termoeléctricos de indicación de temperatura , dependen para su funcionamiento del hecho de que la corriente eléctrica que circula por un conductor produce un campo magnético en y alrededor del mismo . Para utilizar este efecto como método de medición , es preciso tener un con ductor de movimiento libre en un campo magnético que sea permanente de intensidad uniforme . De esta forma , según se mostrará , puede aprovecharse la interacción entre los dos campos magnéticos y las fuerzas resultantes para mover el conductor y su elemento de indicación para determinar las posiciones .

# data[].attributes.headline
Sistema eléctrico de indicación de temperatura 

# data[].attributes.subject
Sistema eléctrico de indicación de temperatura 

# data[].attributes.body
Estos sistemas entran dentro de dos categorías principales: resistencia variable y termoeléctrica;  los métodos se denominan termometría y pirometria de la resistencia.  En ambos casos, la comprensión de los principios implicados precisa un conocimiento de ciertas leyes eléctricas fundamentales y sus aplicaciones.

# data[].attributes.headline
Bulbo sensor de temperatura de resistencia eléctrica

# data[].attributes.subject
Bulbo sensor de temperatura de resistencia eléctrica

# data[].attributes.body
El elemento de resistencia sensible a la temperatura es una longitud o arrollamiento hecho de un alambre de níquel manganeso u otra aleación adecuada en un material aislante. La resistencia está protegido por un tubo de metal-extremo cerrado unido a un tapón roscado con una cabeza hexagonal
La estructura interna de un indicador de termómetro de resistencia eléctrica cuenta con un circuito de puente, galvanómetro, y la resistencia variable, que está fuera del indicador en forma de sensor de temperatura

# data[].attributes.body
Un indicador de temperatura bimetálico funciona debido a los coeficientes metales diferentes ó disimiles dos metales unidos.
Al doblar en una bobina, enfriando o calentando hace que la bobina de metal se mueva , para mover el puntero a través de la escala de temperatura en la cara del dial del instrumento.

# data[].attributes.body
Los instrumentos de temperatura tienen como fin eliminar fuerzas no deseadas en el sistema de control y el aseguramiento de la estabilidad y controlabilidad de la aeronave.

La temperatura es una medida del "calor" o la "frialdad" de una sustancia, o la calidad de calor.  Por consiguiente, en el sentido más estricto de la palabra, la temperatura no se puede medir.  Las temperaturas de las sustancias pueden únicamente compararse y observar las diferencias ;  la medición practica de la temperatura es realmente la comparación de las diferencias de temperatura .

# data[].attributes.attachment_link.title
Las Temperaturas en Aviación: OAT, SAT y TAT