# data[].attributes.body
Są różne narzędzia do mierzenia różnych parametrów prądu np. omomierz, woltomierz, watomierz itp. Oscyloskop jest jednak przyrządem wyjątkowym, bo:
- ma ekran, na którym można zobaczyć to, co się mierzy, a jego typowym zastosowaniem jest obserwacja przebiegów czasowych sygnałów napięciowych.
- jest niezwykle uniwersalny, ponieważ można nim mierzyć każdy parametr, który da się określić na podstawie obserwowanego kształtu. Zwykle jest to wartość składowej stałej, amplituda, częstotliwość i czas.

Szczególnie istotną cechą oscyloskopu jest możliwość obserwacji wiekości mierzonej. Pomaga to zrozumieć badaną sytuację. O tym jak ważna jest możliwość obserwacji wielkości mierzonych, najlepiej świadczy popularność oscyloskopu - jest to podstawowe narzędzie pracy elektroników.

# data[].attributes.body
*Co to jest anoda i katoda?
Anoda - elektroda, przez którą prąd elektryczny wpływa do urządzenia (co może polegać na dopływie ładunku dodatniego lub wypływie ładunku ujemnego).
Katoda - elektroda, przez którą z urządzenia wypływa prąd elektryczny (co może polegać na wypływie ładunku dodatniego lub dopływie ładunku ujemnego).
ANODA i KATODA nie występują bez siebie.

# data[].attributes.body
Podstawowym elementem oscyloskopu jest lampa oscyloskopowa LO. Jej uproszczoną budowę obrazuje rys.2.

# data[].attributes.body
Zasada działania lampy oscyloskopowej jest następująca: umieszczona w próżnioszczelnej rurze wyrzutnia elektronów emituje zogniskowany strumień elektronów, który uderzając w pokryty luminoforem ekran, wywołuje powstanie świecącej plamki.

Pozycję plamki na ekranie określają napięcia uH i uV doprowadzone do płytek odchylających strumień elektronów. Przesunięcia plamki są liniowo zależne od chwilowych wartości napięć przyłożonych do płytek odchylających.

# data[].attributes.body
Na schemacie blokowym oscyloskopu pominięto układy zasilania lampy, w których są umieszczone elementy regulacji jasności (INTENSITY) i ostrość (FOCUS), a przedstawiono tylko płytki odchylania pionowego i poziomego. Gdy do płytek odchylania pionowego jest przyłożone napięcie badane, a do płytek odchylania poziomego napięcie liniowo zmienne w czasie, na ekranie można zaobserwować przebieg czasowy napięcia badanego.

# data[].attributes.body
Realizacja takiej ekranizacji nie jest prosta bo potrzeba do tego dość skomplikowanej elektroniki, a przyczynami tego są:
- konieczność wysterowania płytek odchylających napięciami o odpowiednich poziomach niezależnie od poziomów napięć wejściowych itp.